Ersänzungeu ziu' „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik'". 



427 



die Heizschlange eintreten nnd stets eine gewisse Flüssigkeitsmenge vor 

 sich hertreiben. Durch das obere schräg abfallende Verbindungsrohr strömt 

 die Flüssigkeit wieder in das Beobachtungsrohr zurück, während die Gas- 

 blasen in der mit Blasenstecher versehenen kugelförmigen Erweiterung 

 platzen. Als treibendes Gas verwendet man am besten Kohlendioxyd 

 aus einem Kijjpschen Apparat unter Zwischenschaltung einer Schwefel- 

 säure-Waschflasche. Über einen ähnlichen Apparat zur Bestimmung der 

 Erstarrungspunkte von Flüssigkeiten siehe unten (S. 430 u. P'ig. 181, S. 429). 



Löives elektrische Methode der Schmelzpunktbestimmung (vgl. 

 Bd. I, S. 21ä) wurde von Fahinyi '-) weiter ausgebaut und zur Bestimmung 

 des Molekulargewichtes organischer Verbindungen angewendet. — 



Einen Apparat, der gestattet, genaue Schmelzpunktbestimmungen mit 

 sehr geringen Substanzmengen unter dem Mikroskop auszuführen, gab 

 Weher-) an (Fig. 180). Der aus einem 

 kompakten Aluminiumblock bestehende 

 Heizmikroskopiertisch ermöglicht, mi- 

 kroskopische Präparate, z. B. winzige 

 Kriställchen, bis auf 250'^ zu erhitzen 

 und sie dabei gleichzeitig mit 60- bis 

 lOOfacher Vergrößerung zu beobachten. 

 Die Größenverhältnisse und die Lage der 

 vier Thermometer sind so gewählt, daß 

 der Mittelwert der Temperaturen der 

 des Präparates entspricht. Eine wasser- 

 durchflossene Kühlvorrichtung schützt 

 das Objektiv vor zu großer Hitze, und 

 eine Asbestunterlage sowie eine Glas- 

 platte halten die Wärme von dem 

 unteren Teile des Mikroskops ab. 



Bei dem von Cram 3) vorgeschlagenen Heizmikroskop geschieht die 

 Heizung auf elektrischem Wege. Von einem gewöhnlichen Mikroskop mit 

 hundertfacher Vergrößerung wird das Diaphragma entfernt und unter dem 

 Tisch ein 2^4 cm langes Messingrohr von 3'1 cm Durchmesser mittelst 

 Klammern befestigt. Außen Nvird dieses als kleiner Ofen dienende Rohr 

 mit einem elektrischen Widerstandsdraht*) umwickelt, der zur Isolation 

 mit Bakelite imprägniert ist. Man erreicht so beispielsweise mit einem 

 Strom von 0'6 Ampere Temperaturen von 64«, mit 0"95 Ampere 153", 



Heizbarer Mikroskopiertisch nach Weber. 



*) F. R. F(ihini/i, Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktes und des Mole- 

 kulargewichtes organischer Veri)indungen. Chem.-Zeitg. Bd. 35. S. 1099 (1911). 



-') H. Weher, Heizbarer Mikroskopiertisch für Erwärmung bis 250". Deutsche 

 med. Wochenschr. 1912. S. 167. 



^) P. Cram, Bestimmung von Schmelzpunkten mit Hilfe des Mikroskops. Journ. 

 Amer. Chem. Soc. Vol. 34. p. 954 (1912): Chem.-Zeitg. Bd. 36, Rep. S. 589 (1912). 



*) Nickelin. Mauganin, Constantan, Nickel-Chrom („Hoskim ^Yiderstandsdraht") 

 oder dgl.; vgl. dieses Handb. Bd. I, S. 54 und Bd. VI, S. 691. 



