428 Richard Keinpf. 



mit 1"25 Ampere über 2(X)'' usf. Bezüglich der Versuchsanordnung im ein- 

 zehien sei auf die Origiualarbeit verwiesen. 



Das von Burgess i) angegebene Heizmikroskop ist durch Einbau einer 

 GUihlampe zugleich als Holborn-Kurlbaiim-Yyrometer ausgestaltet. Auf einem 

 elektrisch erhitzten Platinband werden die Substanzen zum Schmelzen ge- 

 bracht. Mit der ^'orrichtung ist es möglich, an Material von wenigen 

 Hundertstel Milligrammen den Schmelzpunkt auf 1 — 2" genau zu bestimmen. 



Ebenfalls elektrische Heizung empfahl Pmtt ^) als sehr zweckmäßig 

 bei Benützung eines J. Thieleschen Schmelzpunktapparates (vgl.Bd. I, S. 212). 

 Man umwickelt den untersten Teil des seitlichen Armes mit feinem Man- 

 ganin- oder Nickelchromdraht, bekleidet den ganzen Seitenarm mit Asbest 

 und reguhert den elektrischen Strom mit Hilfe eines Vorschaltwiderstandes. 

 Man erzielt so einen außerordentlich gleichmäßigen Temperaturanstieg. 



b) Apparate für extrem hohe oder niedrige Temperaturen. 



7.) ScJiniehpunktbesthumwig bei sehr hohen Temperaturen. 



Ein Schmelzpunktbestimmungsapparat für hohe Temperaturen, der 

 sich leicht und billig beschaffen läßt, gab Schwinger^) an. AXs Heizquelle 

 dient ein Bunsenbrenner, auf dessen Brennerrohr mittelst eines soge- 

 nannten „AuerHcht-Sparbrenners" ein Lampenzylinder aus Jenaer Glas an- 

 gebracht wird. In den Zylinder, der ein außerordentlich leicht regulierbares 

 Luftbad darstellt, wird ein 18 — 20 cm langes, nicht allzu dünnwandiges 

 Reagenzrohr eingesenkt und mit einem geschmolzenen äcjuimolekularen 

 Gemisch von Kali- und Natronsalpeter (Schmp. = etwa 220") bis zu pas- 

 sender Höhe beschickt. Wird die Salpeterschicht so hoch gewählt, daß sich 

 der Quecksilberfadeu eines abgekürzten Thermometers ganz darin be- 

 findet, so erhält man ohne weiteres korrigierte Schmelzpunkte. Tempera- 

 turen von 550" sind in dem Salpeterbad leicht zu erreichen. 



Als eine andere einfache Methode zur Bestimmung hoher Schmelz- 

 punkte empfahl i/a/^as*), gewöhnliches Weichlot in einem Porzellan- oder 

 Nickeltiegel zu schmelzen, eine Probe der Substanz auf die Metallober- 

 fläche zu legen und das Bad allmählich so hoch zu erhitzen, bis die Sub- 

 stanz schmilzt. Während Quecksilber als Badfiülung oberhalb 180 — 200" 

 nicht mehr brauchbar ist, läßt sich Weichlot becjuem bis 450" benützen. 

 Von noch allgemeinerer Anwendbarkeit dürfte für diese Zwecke das be- 

 reits bei 71" schmelzende Woof/sche Metall sein (vgl. Bd. I, S. 78 u. 213). 



^) G. K. Burgess, Ein Mikropyrometer. Physik. Zeitschr. Bd. 14, S. 158 (1913); 

 Chem.-Zeitg. Bd. 38, Rep. S. 33 (1914). 



^) D. S. Frau, Ein neuer Schmelzpuuktbestinimimgsapparat. Joiirn. of Ind. and 

 Engin. Chem. Vol. 4, p. 47 (1912); Chem.-Zeitg. Bd. 36, Rep. S. 193 (1912) und Chem. 

 Zentralbl. 1912, Bd. I, S. 1349. 



^) E. Schwinger , Ein Schmelzpunktbestimmungsapparat für hohe Temperaturen. 

 Wiener Monatsh. f. Chem. Bd. 34, S. 977 (1913). 



■*) E. Havas, Eine einfache Schmelzpunktbestimmungsmethode für hochschmel- 

 zende Substanzen. Chem.-Zeitg. Bd. 36, S. 1438 (1912). 



