Erffänzuuffen zur „Allffemeinen chemischen Laboratoriumstechnik'". 



429 



Eine etwas abgeiiiiderte Form des H. Thieleschen Kupferklotzes (vgl. 

 Bd. I, S. 213) empfahl Berlin.^) Der Kupferklotz ist um etwa I1/2 cw ge- 

 kürzt, um das Bad auch für tief erliegende Temperaturgrade abgekürzter 

 Thermometer verwendbar zu machen. Ferner ist eine verstellbare Lauf- 

 schiene für den Brenner und eine Führung für die mit Schornstein vei'- 

 sehene Flamme vorgesehen. 



Ähnlich dem Bloc Maquenne und dem TÄv"e?eschen Kupferklotz ist 

 eine Vorrichtung, die Bjerregaard^) zur Bestimmung des Schmelzpunktes 

 von unscharf schmelzenden Substanzen, z. B. 

 von Asphalt und den Petroleumdestilla- 

 tionsrückständen, vorschlug. 



Über das Heizmikroskop Boelter^ für 

 höhere Temperaturen berichtete eingehend 

 Kittl. 3) 



Fig. 181. 



ß) Schmelzpunkthestimmung bei sehr tiefer} 

 Tempera ture». 



BTvr^ nach der 



qH? Waschflascheu, 

 ^ demKipp'schen 



Apparat. 



Bequeme Apparate, die gestatten, extrem 

 niedrige Schmelzpunkte, also z.B. die Er- 

 starrungspunkte von Flüssigkeiten, zu be- 

 stimmen , sind vergleichsweise selten vorge- 

 schlagen worden. Zur Bestimmung von Schmelz- 

 punkten , die nicht allzu tief unter 0" liegen, 

 benützt man zweckmäßig die üblichen Apparate, 

 mit denen man zwecks Molekulargewichtsbe- 

 stimmung die Gefrierpunktserniedrigung von 

 Lösungen raiüt, z. B. den Beckmannscheii Gefrier- 

 punktbestimmungsapparat (vgl. Bd. L S. 501). 

 Man braucht nur an die Stelle des Bechnann- 

 schen ein genaues gewöhnliches Thermometer 

 zu setzen und das äußere Gefäß mit einem 

 passenden Kühlmittel (vgl. darüber Bd. I, S. 47) 



zu beschicken, um den Apparat für die Bestimmung niedriger Schmelz 

 punkte verwerten zu können. 



Erstarrungspunktbestimmnngsapparat 

 nach Stoltzenberg. 



')L.Derli)i, Schmelz- und Siedepunkt. Apoth.-Zeitg. Bd. 25, S. 433 (1910); 

 Chem. Zentralbl. 1910. Bd. II, S. 277. 



-) A. P. Bjerregaard, Ein Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktes von Sub- 

 stanzen, die unscharf schmelzen. Journ. of Ind. and Engiu. Chem. Vol. 5, p. 938 (1913); 

 Chem. Zentralbl. 1914, Bd. I, S. 1. 



^) E. Kittl, Einiges über Untersuchungsmethoden bei höheren Temperaturen und 

 das Heizmikroskop. Österr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. Bd. 61, S. 745 (1913); 

 Chem. Zentralbl. 1914, Bd. I, S. 513. — Am Schluß dieser Arbeit findet sich eine Zu- 

 sammenstellung der Literatur über Heizmikroskope. 



