Er<^äuzun<^eii zur „Allgemeiuen chemischen Laboratoriuinstechmk". 



433 



Fig. 183 



keiten) besitzen keinen eigentlichen Schmelzpunkt, sondern 

 Erhitzen allmählich weich und schließlich flüssigJ) 



d) Thermometer für Schmelzpunktbestimmungen. 

 In manchen Fällen . z. B. bei der Bestimmung des 

 Schmelzpunktes vonParaffinen, kann die Form des Queck- 

 silbergefäßes der benützten Thermo- 

 meter das Messungsergebnis beein- 

 flussen. Um vergleichbare Resultate 

 zu erzielen, wurde vorgeschlagen, für 

 die Schmelzpunktbestimmung nach 

 Pohl ausschließlich Thermometer mit 

 kugelförmigem Quecksilbergefäß zu 

 verwenden. -) 



Von mehreren Seiten wurden 

 Vorschläge gemacht, die bezwecken, das 

 Anlegen und Befestigen der Schmelz- 

 punktröhrchen am Quecksilberthermo- 

 meter einfacher und sicherer zu ge- 

 stalten, als dies bisher der Fall war. 

 Bredt ^) schlug ein Thermometer vor. 

 dessen Schaft oberhalb der Kugel etwas 

 aufgeblasen ist und an dieser Stelle 

 vier Glasrinnen trägt, in die man die 

 Kapillarröhrchen einbettet (Fig. 183). 

 Das Haften der Röhrchen erfolgt 

 lin Flüssigkeitsbädern (konzentrierte 

 Schwefelsäure oder Paraffin) durch 

 Adhäsion, im Luftbade durch Um- 

 wicklung mit einem dünnen Platin- 

 draht. Weyl^) gab ein Thermometer 

 an, das oberhalb der Kugel mit einem 

 Wulst versehen ist und auf diesem 



werden beim 



Schmelzpunktbestimmung 

 apparat nach HreiU . 



23Ü1 



OiM 



)ll 



*) Vgl. über die Schmelzpunkte von amorphen Körpern im 

 allgemeinen und von Silikaten im besonderen auch ferner: W. Xernst, 

 C. Doelter, G. Tammann, Ä. Stock, Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17. 

 S. 799—800 (1911). — E. Dittler, ebenda. Bd. 18. S. 2,S1 (1912). - . . , , .. . 



T,, ,,^,^^„„ , „ . Schmelzpunktbestini- 



B. Marc, ebenda. Bd. 18, S. 282 (1912). — A gl. ferner: Über die Be- muug nach n. Weyi. 



Stimmung der Schmelztemperatur von Silikaten. Keram. Rundschau. 



Bd. 21, S. 327 (1913); Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 27. Rep. S. 19 (1914). 



^) A. HaUa, Zur Po/i7schen Methode der Schmelzpunktbestimmuug. Österr. Chem.- 

 Zeitg. Bd. 13, S. 29 (1910); Chem.-Zeitg. Bd. 34. Rep. S. 121 (1910). — Vgl. auch: 

 R. Meldrum, 1. c. 



'^) J. Bredt . Thermometer zur Schmelzpunktbestimmung. Chem.-Zeit«-. Bd. 34, 

 S. 221 (1910). 



■*) Th. Weiß, Einfacher Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktes. Chem.- 

 Zeitg. Bd. 34, S. 488 (1910). 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VIll. 



28 



