436 



Richard Kempf. 



Bei der Bestimmung des Siedepunktes von Gemischen. z.B. von 

 Rohpetroleum, ist im Auge zu behalten, daß die Temperatur der siedenden 

 Flüssigkeit wesentlich höher sein kann, als die der abziehenden Dämpfe. 

 Die Temperatur der siedenden Flüssigkeit zeigt naturgemäß um so weniger 

 die Temperatur der abdestillierenden und als kondensierte Flüssigkeit bei 

 der Destillationsanalyse gemessenen Dämpfe an. je mehr hochsiedende 

 Kohlenwasserstoffe, wie z. B. im Leuchtpetroleum und noch mehr im Roh- 

 petroleum, mit leichter siedenden gemischt sind. Die Temperaturdifferenzen 

 können 60" und darüber betragen und sind bei Anwendung eines Metall- 

 kolbens wesentlich niedriger als bei Anwendung eines Glaskolbens, weil 



in dem Halse des letzteren infolge 

 Fig. 185. dei' geringeren Wärmeleitfähigkeit des Fig.ise. 



Glases eine bessere Dephlegmation der 



aufsteigenden Dämpfe stattfindet.^) 



^. Apparate zur Siedepunli- 

 besiimmung . 



Am einfachsten und zuverlässig- 

 sten bestimmt man den Siedepunkt 

 einer Flüssigkeit durch Destillation am 

 absteigenden Kühler. Stehen jedoch 

 nur geringe Substanzmengen zur Ver- 

 fügung, so wird man besser am Rück- 

 flußkühler zum Sieden erhitzen. Hier- 

 bei ist es notwendig, um zu verhin- 

 dern, daß das Thermometer (sowie die 

 Kolbenwandung und der aufsteigende 

 Dampf) durch das herabtropfende Kondensat beständig 

 wieder abgekühlt wird, den Rückl'lußkühler seithch auf 

 dem Kolben aufzusetzen und die kondensierte Flüssigkeit 

 durch ein besonderes Rohr direkt in den Kolben zurück- 

 zuleiten. Man kann dazu die von Kahlukoic, Solomonoio und 

 Galitie^) (Fig. 185) oder die ganz ähnliche, von Besson^) 

 angegebene Vorrichtung i Fig. 1 ^&) benutzen. 



Zur genauen Bestimmung des Siedepunktes können 



\ 



Siedepnnktbestiramnng?- 

 apparat nach Knbhihoir, 

 Solomo7iojr und (in/ine. 



V 



Siedepunktbestira- 

 muDgsapparat 

 nach Besson. 



natürlich auch 



die üblichen Apparate verwertet werden, die bei der Molekulargewichts- 

 bestimmung zur Messung der Siedepunktserhöhung von Lösungen dienen. 



') H. F. Wiehe, I.e. — D. Holde, Beziehniigeu zwischen den Temperaturen der 

 Dämpfe und der siedenden Flüssigkeit bei Kohlenwasserstoffgemischen. Chem.-Zeitg. 

 Bd. 37, S. 414 (1913). 



^) Iu\ Kablukoir, A. Solomonoic und A. Goli?u', Über Druck und Zusammensetzung 

 der Dämpfe von Lösuns-en in wässerigem Äthylalkohol. Zeitschr. f. physik. Chem. Bd. 46, 

 S. 401 (1903). 



') A. A. Besson, Apparat zur Bestimmung des Siedepunktes. Chem.-Zeitg. Bd. 37. 

 S. 1035 u. 1255 (1913); vgl. auch: B. Kempf , ebenda. S. 1255. 



