Ergänzungeu zur .,A]lgemeineu chemischen Laboratoriimistechnik"'. 437 



und die z. B. von Beckmanu bis ins Kleinste eingehend durchkonstruiert 

 worden sind (vgl. Bd. L S. 506 ff. und Fig. 527, S. 505). — 



Die Zuverlässigkeit der Resultate derartiger Siedepunktbestimmungen 

 hängt mit in erster Linie davon ab, daß Überhitzung und Sie de Ver- 

 zug vermieden wird (vgl. über die Mittel hierzu: Bd. I, S. 507 u. Bd. VI, 

 S. 756—758). 



Zur Bestimmung des Siedepunktes kleinste r Fl üssigkeits mengen 

 kann man nach Smith und Menzies ^) folgendermaßen verfahren. Man füllt 

 kleine Mengen (OOo — Ol g) der Substanz in ein Glaskügelchen, wie es in 

 der Elementaranalyse zur Verbrennung von Flüssigkeiten benutzt wird, 

 biegt den kapillaren Hals um 180° herum, befestigt es mit der Öffnung 

 nach unten mittelst Platindrahtes an einem Thermometer, hängt das Ganze 

 in eine passende Badflüssigkeit und verfährt wie bei der üblichen Art der 

 Schmelzpuuktbestimmung. Beim Erhitzen entweicht zuerst die in dem 

 Röhrchen eingeschlossene Luft: ist die Siedetemperatur erreicht, so be- 

 ginnt sofort eine gleichmäßige Entwicklung von Dampf blasen. 



In ganz ähnlicher Weise kann man auch den Siedepunkt kleinster 

 Substanzmengen bei Minder- oder Überdruck bestimmen. 2) 



Ergänzungen zum achten Kapitel: 



Arbeiten mit Gasen. 



(Vgl. Bd. L S. L>15— 282.) 



L Die Gewinnung von Gasen. 



(Vgl. Bd. I, S. 215— 229.) 



1. Gasentnahme aus Bomben. ^j 

 (Vgl. S. 215—220.) 



a) Allgemeines. (Vgl. S. 215— 218.) 

 Über die Herstellung und Prüfung von Stahlbomben für flüssiges 



') A. Smith \\\\i\ Ä. \V. C. Menzies, UntersuchuDgeü über Dampfdruck: I. Neue 

 Methode zur Bestimmung des Siedepunktes kleinster Mengen Flüssigkeiten und nicht 

 schmelzender fester Stoffe unter gleichmäßigen Bedingungen. Journ. Amer. Chem. Soc. 

 Vol. 32. p. 897 (1910); Chem.-Zeitg. Bd. 34. Rep. S. 477 (1910). 



-) A. SniifJi und A. W. C. Menzies, Untersuchungen über Dampfdruck: Eine ein- 

 fache dynamische Methode zur Bestimmung von Dampfdrucken und Siedepunkten hei 

 bestimmten Drucken, anwendbar für flüssige und feste Stoffe. Journ. Amer. Chem. Soc. 

 Vol. 32, p. 907 (1910): Chem.-Zeitg. Bd. 34, Rep. S. 477 (1910). 



^) Literatur über verdichtete und verflüssigte Gase : E. Luhmann, Die 

 Industrie der verdichteten und verflüssigten Gase. Wien und Leipzig (A. Hartleben) 

 1904. — //. Teichniann , Komprimierte und verflüssigte Gase. Monographien über che- 

 misch-techn. Fabrikationsmethoden. Bd. XIY. Halle a. S. (W. Knapp) 1908. — E. Urhan, 

 Laboratoriumsbuch für die Industrie der verflüssigten und komprimierten Gase. Ebenda. 

 1909. — E. Beti , Verflüssigte und komprimierte Gase. Chemisch-technische ünter- 

 suchungsmethoden von G. Lune/e und E. Berl, Berlin (Jul. Springer). G. Aufl. 1910, Bd. I. 

 S. 638 — 651. — M. Schall, Verdichtete und verflüssigte Gase. 140. Bd. der Bibliotiiek 

 der gesamten Technik. Hannover (M. Jaenecke) 1912; vd. aber: A'. W. HiU/enstock, 

 Chem.-Zeitg. Bd. 36, S. 1474 (1912). 



