Ergänzungen zur ..Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik'". 439 



nutzen. Ein Herausfliegen des Stifts, wie es bei ungeschickter Handliabuug 

 des Rossignol-\enü\s manchmal vorkommt, ist bei diesem neuen Ventil 

 ausgeschlossen, ebenso ein Abdrehen der Ventilspindel. Das Ventil ver- 

 meidet ferner die Stopfbüchse, so daß auch diese Quelle von Undichtig- 

 keit in Wegfall kommt. Zwei durch eine Schraube zwischen Ventilgehäuse 

 und Spindel geciuetschte A'ulkanfiberscheibchen besorgen die Abdichtung. 

 Vor allem ist auch Rillenbildung im Ventilsitz, die z. B. bei dem Bosskjnol- 

 Ventil zu Undichtigkeiten führen kann, bei der neuen Konstruktion aus- 

 geschlossen, da Spindel und Ventilkegel aus zwei getrennten Stücken be- 

 stehen und der Kegel deshalb beim Öffnen und Schließen des Ventils nicht 

 mitgedi'eht wird: Eine seitUche Führung verhindert jede Drehung des 

 Kegels, so daß dieser stets auf die gleiche Stelle des Gehäuses zu sitzen 

 kommt. Ventilsitz and ^■entikeg•el besitzen verschiedene Neigungswinkel. 

 so daß die Dichtung theoretisch auf einer Linie stattfindet. 



Wie bereits erwähnt (Bd. I. S. 220), bildet bei den gewöhnlichen Re- 

 duzierventilen die plötzliche Kompression des Sauerstoffes in der Ventil- 

 kammer beim Öffnen des Hahnes und die dadurch bedingte Erhitzung der 

 Hartgummidichtung oder anderer organischer Stoffe (Öl, Leder i. die Feuer 

 fangen können, eine gewisse Explosionsgefahr. Ein neues Reduzierventil 

 des Drägerwerks in Lübeck versucht, diese Gefahr auszuschließen. M Das 

 erhitzte Gas. das bei den bisherigen Konstruktionen an der der Sauerstoff- 

 bombe zugekehrten Fläche des Hartgummis zusammengedrängt wurde, 

 wird bei dem neuen "S'entil in eine Kammer geleitet, in der die Hitze des 

 komprimierten Gases ganz unschädlich ist und von der Metallmasse bald 

 abgeleitet wird. Auch bei ruckweisem Öffnen des Ventils sollen daher Ex- 

 plosionen nicht eintreten können. 



2. Allgemeine apparative Technik der Gasentwicklung. 

 (Vgl. Bd. L S. 220—229.) 



a) Gasentwicklung durch die Einwirkung von Flüssigkeiten auf feste Körper. 



(Vgl. S. 221— 227.) 



7.) Dehraysche Apparate. 

 (Vgl. S. 222—225.) 



Das Wesen der X>eZ»m?/schen Apparate besteht im Prinzip darin, daß 

 der Höhenunterschied der Gefäße für das feste und das flüssige 

 Material beiiuem zu verändern ist, dergestalt, daß man in weiten 



Bd. 19. S.572 (1913). — Dieselben: Eine Bombe mit Rührwerk zur Messung der Re- 

 aktionsgeschwiiidigkeit im heterogenen System bei hohen Drucken und ein neues Hoch- 

 druckreduzierventil. Chem.-Zeitg. Bd. 37.' S. 1288 (1913). — Vgl. ferner: G. Bredig 

 und S. R. Carter, Katalytische Synthese der Ameisensäure unter Druck. Ber. d. Deutsch, 

 ehem. Ges. Bd. 47, S. 544 (1914). 



1) Vgl.: K.Bauer, Die Selbstentzündung der Reduzierventile für verdichteten 

 Sauerstoff. Werkstatt-Technik. Bd. 7. S. 485 (1913): Die Naturwissenschaften. Bd. 1. 

 S. 920 (1913). 



