440 



Richard Kempf. 



Grenzen die ^lüglichkeit hat. dem festen Material seine Lage sowohl weit 

 oberhalb als auch unterhalb des Spiegels der Reaktionsflüssigkeit zu geben. 

 Der bereits erwähnte Apparat von Sfrifar'^} iFig. 187 1 ist typisch für 

 diese Kategorie von (Tasentwicklungsapparaten. 



Auf dem Umkippungsprinzip des v. Baboscheu Apparates (vgl. Bd. I, 

 S. 224. Fig. 402) beruht ein leicht znsammenstellbarer Gasentwicklungs- 

 apparat, den Hodges-) vorschlug (Fig. 18Sj. Die Vorrichtung besteht aus zwei 

 gewöhnlichen, aber dickwandigen Erlenmeyerkolben , die mittelst T-Stück 

 und Gummistopfen miteinander verbunden sind. Das obere Gefäß ent- 

 hält eine paraffingeträukte. durchlöcherte Holz- oder Korkscheibe, auf der 

 das feste, gasentwickelnde Material, z. B. Schwel'eleisen. ruht. Der untere 



Erlenmeyerkolben wird mit der 

 Säure beschickt. 



Dem JoflZ:/>;<schen Appa- 

 rate (Vgl. Bd. I, S.224, Fig. 403) 

 sehr ähnliche, aber vor diesem 

 keinerlei Vorzüge l)ietende Vor- 

 richtungen schlugen Wein seh tnk'^\ 

 und ferner Southerden *) vor. 



Flg. 188. 



Gasen twicklnngsapparat 

 nach Hotiges (Kipp- 

 system). 



S-) I)öhereiner-Mohr>ch.e 

 Apparate (vgl. S. 225 — 226). 



Das gemeinsame Merkmal 

 dieser Art von Gasentwicklungs- 

 apparaten ist darin zu sehen, daß der Behälter 

 des gaserzeugenden festeuMaterials direkt 

 in das Säuregefäß eintaucht. Der Niveau- 

 unterschied zwischen festem und flüssigem Mate- 

 rial ist auch hier meist variabel. 



Einen derartigen Apparat — in Verbindung 

 mit zwei vertikal übereinander angeordneten 

 Waschaufsätzen (vgl. oben. S. 400; — gab z. B. auch Ulrich ■•) an i Fig. 189) 

 und ferner Braim.^) 



Eine ähnliche Konstruktion empfahl neuerdings wiederum Steinkopf'') 

 für Azetylenentwicklung. Das Kalziumkarbid wird in einem vertikal ver- 

 stellbaren Drahtkörbchen untergebracht (Fig. 190). 



Gasentwicklnnpsappaiat nach 

 Stittnr. 



*) M. J. Stritar, Xeue Laboratoriumsapparate. Chem.-Zeitg. Bd. 33. S. 264 (1904). 



-) E. B. Hodges, Ein einfacher Schwefelwasserstoffgas-Eutwickiungsapparat. Chem. 

 News. Vol. 104. p. 189 (1911); Chem.-Zeitg. Bd. 35. Rep. S. 645 (1911). 



^) A. Weinschenk, Einfache Form eines Gasentwicklungsgefäßes. Chem.-Zeitg. 

 Bd. 29. S. 766 (1905); Chem. Zentralbl. 1905, Bd. II, S. 802. 



*) F. Southerdcn, Gasgenerator. Chem. Ne«s. Vol. 107. p. 86 (1913): Chem. Zen- 

 tralblatt. 1913. Bd. I, S. 1377. 



') Ulrich, Xeue Laboratoriumsapparate. Gasentwicklungsapparat mit übereinander 

 geschalteten Trocken- bzw. Absorptionsgefäßen. Chem.-Zeitg. Bd. 28, S. 598 (1904). 



®) M. Braun, Eine neue Gaseutwicklungsflasche. Chem.-Zeitg. Bd. 38, S. 320 (1914). 



') W. .SYe/^i-o^j/; Azetylenentwicklungsapparat. Chem.-Zeitg. Bd. 83, S. 969 (1909). 



