Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriurastechnik" 



443 



apparat empfahl Bormann, i) Auf seine komplizierte Konstruktion sei hier 

 nicht näher eingegangen. 



Die in Äl/>/>s(*hen und ähnlichen Apparaten entwickelten Gase sind 

 stets et^Yas lufthaltig. ^Yeil die oberste Kugel mit der x\tmosphäre in Ver- 

 bindung steht und sich die Säure daher mit den Luftgasen sättigt. Han- 

 delt es sich also darum, in Kipp^ch^w Apparaten luftfreie Gase. z. B. reinen 

 Wasserstoff-) oder reines Kohlendioxyd ^j, zu entwickeln, so muß man 

 die Säure auskochen und sie nach dem Einfüllen gegen die Atmosphäre 

 absperren, indem man die Luft aus der obersten Kugel durch das be- 

 treffende Gas verdrängt und dieses nach Bedarf ergänzt. Man erreicht dies 

 am einfachsten in der Weise, daß man die oberste Kugel mit einem zweiten 

 Ji^^^jschen Apparat, der das gleiche Gas entwickelt, 

 dauernd in Verbindung hält. 



Um den Druck des aus einem £ipj;schen 

 Apparat entweichenden Gases zu erhöhen, kann man 

 auf den Tubus des Trichterrohres mittelst luftdicht 

 schließenden und eventuell festgeschnürten Stopfens 

 ein langes Steigrohr aufsetzen, das in die Säure 

 eintaucht und am besten — zur Erhöhung der Sta- 

 bilität — bis in den Trichterstiel hinab reicht. Die 

 Xiveaudifferenz zwischen dem Flüssigkeitsspiegel im 

 Steigrohr und im untersten Raum des Jujj^^schen 

 Apparates ist ein Maß für den erzeugten Gasdruck: 

 jedes Meter Flüssigkeitssäule entspricht ungefähr 

 Vio Atmosphäre Druck. Soll das Gas eine Reihe hinter- 

 einander geschalteter Waschflaschen passieren , so 

 addieren sich deren hydrostatische Flüssigkeitsdrucke. 

 Die Flüssigkeitssäule im Apparat muß daher im all- 

 gemeinen größer sein als die Summe der einzelnen 

 Säulen in den Waschflaschen, besonders dann, wenn die Waschflüssigkeiten 

 spezifisch viel schwerer sind als die Säure im Apparat. 



Soll das entwickelte Gas unter einem höheren Druck entströmen, als 

 dem Druck von etwa i/jo — Vio Atmosphäre entspricht, so wird die ge- 

 schilderte Einrichtung zu sperrig und unhandlich. Man verfährt dann ein- 

 facher so, daß man gasdicht eine mit Quecksilber gefüllte Welter^oh^ 

 Sicherheitsröhre (vgl. Bd. I, S. 221 und Fig. 407, S. 227) aufsetzt oder ein 

 zweimal rechtwinkehg gebogenes Rohr, das in einen hohen, schmalen, mit 

 Quecksilber gefüllten Standzylinder eintaucht. Bei der letzteren Anordnung 

 ist der Druck durch Heben und Senken des Standzvlinders in weiten 



(iasentwicklungsapparat nach 

 Kipp-Preuss. 



*) K. Bormann, Neuer Gaseutwickluugsapparat. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 52. 

 S. 641 (1912). 



^) Vgl. z.B.: M.W.Trarers, Experimentelle Untersuchung von Gasen. Deutsch 

 von T. Estreicher, Braunschweig (F. Vieweg iS: Sohn) 1905, S.41. 



") Siehe z.B.: A. Thiel und E. Caspar, Über die Temperatur von Kältebädern 

 mit festem Kohlendioxyd. Zeitschr. f. physik. Chem. Bd. 86, S. 269 (1914). 



