Erffänzuusren zur ..Allffemeinea chemischen Laboratoriumstechnik' 



445 



Geruchsbelästigung. Prinzipiell gleich ist die von Purrmann und Verheek M 

 angegebene Vorrichtung, die als Laboratoriums-Zentralapparat speziell für 

 die Entwicklung von Kohlendioxyd konstruiert worden ist (Fig. 198). 



S) Finkener- Apparate. 



Diese Kategorie von Gasentwicklungsapparaten ist dadurch gekenn- 

 zeichnet, daß die Flüssigkeit von der äußeren Atmosphäre abge- 

 schlossen ist und nur durch einen künstlich erzeugten Gas- 

 überdruck zu dem gasentwickelnden festen Material gelangt. 



Fig. 198. 



Gaseutwicklungsapparat nach Purrinann und 'i'erbeek. 



Steht die Flüssigkeit unter gewöhnlichem Luftdruck, so befindet sie sich 

 mit ihrer ganzen Masse unterhalb des festen Materials. 



Die Finkener-Apparate haben vor den Kippschen Apparaten den 

 Vorzug langandauernder Wirkung und größerer Sparsamkeit während des 

 Betriebes, da die Säure vollkommen ausgenützt wird. 



Man kann nach einem ^'orschlage Wolfs, ^) jeden Kipp)schen Apparat 

 mühelos so abändern, daß er nach dem Fiiil-enerschen Prinzip wirkt: Man 



*) C. Furrniaiui und }'. Verheek, Ein praktisch be«älirter Laboratoriumsapparat 

 zur Entwicklung von Kohlendioxydgas. Chem.-Zeitg. Bd. 35, S. 927 (1911). 



^) H. Wolf, Über eine Modifikation des A'?^j^;schen Apparates. Chem.-Zeitg. 

 Bd. 18, S. 486 (1894). 



