446 



Richard Kempf. 



sprengt das lange Stielrohr der oberen Kugel etwa 2 — 3 Finger breit über 

 der Einschnürung zwischen dem mittleren und unteren Gefäß ab und füllt 

 in diese beiden Gefäße so viel Säure ein, daß das verkürzte Rohr etwa 

 5 cm in sie eintaucht. In die oberste Kugel bringt man eine mehrfach 

 durchlochte Gummischeibe, beschickt sie mit dem festen Entwicklungs- 

 material und verschließt sie mit einem Gummistopfen, durch den ein 

 kurzes Hahnrohr führt. In den Tubus der mittleren Kugel setzt man einen 

 doppelt durchbohrten Gummistopfen ein und bringt in ihm ein kurzes 



GasentwickluDgsapiiarat nach Finkener. 



Gajeutwukliinysapijarat uacb H'ö// (System 

 de5! Fijitoier-Apparates). 



Glasrohr mit Hahn und ein kleines 



Druckmauometer an (Fig. 199). Zur 



Einleitung der Gasentwicklung öffnet 



man beide Hähne und bläst in das 



untere Hahnrohr hinein, bis die im Stielrohr aufsteigende Säure mit der 



Füllung der obersten Kugel in Berührung gekommen und eine kräftige 



Gasentwicklung eingetreten ist. Alsdann schließt man beide Hähne , und 



der Apparat wirkt selbsttätig weiter in derselben Weise wie ein Kipx)- 



scher Apparat. 



Den ursprünglichen Fm^-e;?(?r-Apparat zeigt Fig. 200. Nach einem Vor- 

 schlage JRothes 1 ) ist es zweckmäßig, den Trichterstiel bis nahe zum Boden 

 hinabreichen zu lassen und in das Rohr dicht unterhalb der Stelle, wo es in die 



^) Privatmittoilung vou Herrn Prof. Dr. J. Rothe. 



