Ergänzungen zur .,Allgeineinen chemischen Laboratoriumstechnik". 447 



Flüssigkeit eintaucht, ein seitliches Loch einzubohren. Es dringt dann zu 

 dem festen ^Material stets frische Säure, während sich die verbrauchte, spe- 

 zifisch schwerere Säure unten im GefäC» ansammelt. 



Alle Verbindungen sind durch GlasschUffe hergestellt, welche durch 

 Glasrohrfedern untereinander verbunden sind. Kautschuk oder dgl. ist gänz- 

 lich vermieden. Auch die direkt am Apparat montierten drei Waschflaschen 

 sind durch Glasschliffe und vielfach gebogene, dünne, federnde Glasröhren 

 miteinander verbunden, und sämthche Glasschliffe werden durch kräftige 

 Spiralfedern sicher in ihrer Lage erhalten. Trotz seiner scheinbar erheb- 

 Hchen Kompliziertheit bewährt sich der Apparat, kunstgerecht hergerichtet 

 und beschickt, ganz ausgezeichnet zur Gewinnung völlig reiner Gase, be- 

 sonders ganz luftfreien Wasserstoffs. 



Man verfährt in diesem Falle zweckmäßig folgendermaßen. ^) Die erste 

 Waschflasche beschickt man mit Kalilauge (1 Teil KOH -|- 2 Teile HoO), 

 die ZAveite mit Natrium hydrosulfitlösung-) (vgl. oben S. 408) und die 

 dritte mit einer konzentrierten Lösung von Phosphorsäure ^j vom spe- 

 zifischen Gewicht TTö — l"80.*j 



Den Gasüberdruck erzeugt man einfach so, daß man eine bestimmte 

 Menge Zink in das untere Gefäß hineingibt und alle Hähne schließt. Der 

 sich entwickelnde Wasserstoff komprimiert die Luft, und mit einem Mano- 

 meter überwacht man den entstehenden Druck. Spült man die Luft mit 

 dem so entwickelten Wasserstoff vollständig aus allen Teilen des Apparates, 

 indem man das Gasgemisch wiederholt absaugt und neue Mengen Wasser- 

 stoff sich entwickeln läßt, so erhält man leicht ein so vollkommen reines, 

 luftfreies Gas, wie es mit anderen Gasentwicklungsapparaten, bei denen 

 die Säure immer wieder Luft aus der Atmosphäre aufnimmt, ohne be- 

 sondere Vorkehrungen (vgl. oben, S. 44o) nicht möglich ist. 



Für den allgemeinen Laboratoriumsgebrauch haben sich die folgenden 

 Abmessungen der einzelnen Teile eines Fi^Ä-ewer-Apparates gut bewährt: 

 Inhalt des Säuregefäßes: 5 l Inhalt der Kugel (einschließlich Hals): gegen 

 1 l und über H kg Stangenzink fassend. Man beschickt das Säuregefäß mit 

 3-8 l verdünnter Salzsäure (o Vol. Salzsäure M2 und 2 Vol. Wasser) und fügt 

 zur Verdrängung der Luft öo g Zink lin Form einer Stange) hinzu, sowie 

 zur dauernden Freihaltung der Säure von Sauerstoff einige Kupferdrehspäne. 



Unmittelbar nachdem der Apparat in dieser Weise gefüllt ist. eva- 

 kuiert man die Luft aus dem Säuregefäß und aus der Birne unter Zwischen- 

 schaltung eines Manometers bis auf etwa 2 cm Quecksilberdruck. Ist der 

 Druck infolge der Wasserstoffentwicklung allmähhch wieder auf 1 Atmo- 



') Privatmitteihing von Herrn Prof. Dr. J. Rothe. 



'-) Vgl. darüber z. B. : ./. Meyer, Zur Kenntnis der hydroschwefligen Säure. Zeit- 

 schrift f. anorg. Chem. Bd. 34. 8.52(1903). 



^) Die Anwendung von lionzentrierter Schwefelsäure als Trockenmittel ist nicht 

 angängig, da diese durch den Wasserstoff zum Teil zu Schwefehlioxyd reduziert wird.' 



*) Man dampft die käufliche Phosphorsäurelösung in einer Porzellanschale (nicht 

 Platiuschalel) bis zu dieser Konzentration ein. 



