448 



Richard Kempf. 



Sphäre gestiegen, so evakuiert mau von neuem usf., bis mau sicher sein 

 kann, alle Luft aus der Apparatur verdrängt zu haben. Am Schluß beträgt 

 dann der Gasüberdruck 11 ci» <^>uecksilber = etwa Vom Wasserdruck. Die 

 in die Kugel eingebrachte Zinkmenge {'d'12kg} genügt für ömaüge Er- 

 neuerung der Säure und liefert etwa 1000 l Gas. — 



Nach dem Prinzip des Finktner>c\\eii Apparates ist auch der von 

 Wartha angegebene einfache Gasentwicklungsapparat konstruiert, ^j 



Eine Kombination der Apparate von Kipp und Finkener empfahl 

 Marek. 2 ) 



e) Apparate zur Gasentwicklmig nach dem Tro])fsystem. 

 (Vgl. Bd. I. S. 250 u. 251.1 



Das unterscheidende Merkmal dieser Art Gasentwicklungsapparate 

 besteht darin, daß sich die gesamte Arbeitsflüssigkcit oberhalb des 

 festen Materials befindet. Beim Betriebe tropft 

 und sickert sie langsam durch eine lange Schicht 

 der festen Substanz hindurch und verläßt endUch 

 den Apparat unten in verbrauchtem Zustande 

 meist in Gestalt einer Salzlösung. 



Derartige Apparate eignen sich in erster 

 Linie für größere Laboratorien als Gasentwickler 

 für den allgemeinen Gebrauch, speziell zur Ent- 

 wicklung von Schwefelwasserstoff aus Schwefel- 

 eisen und SämT 1 vgl. die Apparate von Osticald 

 und Küster, Bd. I, S. 251, Fig. 413). 



Eine besonders einfache Konstruktion nach 

 diesem Prinzip für kleine ^'ersuche gab Hindsh 

 an (Fig. 201). Die verbrauchte Säure fließt durch 

 den Überlaufheber selbsttätig ab. 



\on Gici(/g)ie)-*) wurde ein ähnlicher Appa- 

 rat speziell für die Entwicklung von Salzsäure- 

 gas aus Chlorammonium und konzentrierter 

 Schwefelsäure konstruiert 1 Fig. 202). Durch Drehen 

 des etwa 200 cm^ fassenden Tropftrichters im Schhff kann der Ausfluß 

 der Säure auf immer neue Stellen des Salmiaks geleitet werden. 



Für Gasentwicklungen in größerem Maßstabe eignet sich der von 

 Wartha ■') empfohlene Apparat ( Fig. 203 ). Man benützt die beiden unteren 



Gasi-utwieklung?api arat nar 

 Hinds (Tropfsystem I. 



*) Vgl. im übrigen: T'. Wartlut, Zwei neue Gasentwiekhmgsapparate. Ber. der 

 Deutseh. ehem. Ges. Bd. 5. S. 561 il872). 



-) ./. Marek, Ein modifizierter Bo)-iu(i»n$cher Gaseutwicklungsapparat. Zeitschrift 

 f. analyt. Chem. Bd. 52. S. 419 (1913). 



*) J. J. D. Hinds, Ein einfacher Sch\Yefel\vasserstoffapparat. Jouru. Amer. Chem. 

 Soc. Vol. 33, p. 384 (1911): Chem.-Zeitg. Bd. 35. Rep. S. 161 (1911)- 



*) A. Guifiqner, Apparat zur Entwicklung von trockenem Salzsäuregas. Zeitschr. 

 f. angew. Chem. Bd. 13. S. 1308 (1900). 



'") V. Wartha, 1. c. 



