450 



Richard Kempf. 



Im 2>t7;^-Apparat rinnt sie dagegen ohne weiteres durch die Schicht des 

 Materials hindurch. Ist also diese Schicht niedi'ig geworden oder hat sich 

 ein Kanal gebildet, so fließt die Säure nicht vollkommen ausgenutzt ab. 

 Auch daß im TecZ^^-Apparat die Gasentwicklungsbirue direkt mit dem 

 toten Luftraum des zweitobersten Gefäßes kommuniziert, damit ein Druck 

 auf die zufließende Säure ausgeübt werde, ist — namentlich für Wasser- 

 stoffentwicklung — ein Nachteil, den der andere Apparat nicht aufweist. 

 Um den Druck des austretenden Gases in dem Apparat von SUepinski 

 zu erhöhen, braucht man nur ein Steigrohr von passender Länge auf die 



Fig. 204. 



Fig. 205. 





Gasentwicklungsapparat nach 

 Techi. 



f?^^'%f&||^ 



Gasentwicklungsapparat nach Mc Coij. 



GasentwickluDgsapparat 

 nach Sklepinski. 



oberste Kugel luftdicht aufzusetzen und es mit Säure zu füllen (vgL 

 oben, S. 443). 



Eine praktische Apparatur zm' Entwicklung größerer Mengen Schwefel- 

 wasserstoff nach dem Tropfsystem beschrieb Gwiggner'^) (Fig. 207). Das 

 aus den Fällungsgefäßen entweichende überschüssige Gas wird hier in 

 einem wasserberieselten, 70 cm langen, mit Glasperlen gefüllten, oben mit 

 einem Winkelrohrstutzen als Abzuo: in den Kamin versehenen Glasrohr 



^1 A. Gwiggner, Apparat zur Entwicklung größerer Giengen von Schwefelwasser- 

 stoffgas und teilweisen Gewinnung des Gases aus den Ahgasen der Fällungen. Österr. 

 Chem.-Zeitg. Bd. 14, S. 141 (1911) und Chem.-Zeitg. Bd. 35, S..891 (1911). 



