Ergänzungen zur ..Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 461 



i^^,T4,-«.-^g=r 



Zehnröhrenapparates von Siemens du Hcdske erhält man dann eine durch- 

 schnittliche Ausbeute von etwa ISVo Ozon. Die Temperatur muß möglichst 

 niedrig gehalten werden. Warburg') erhielt nach dem Vorgange von ßri- 

 ner und Durand,-^), die sogar bei der Temperatur der flüssigen Luft 

 Sauerstoff direkt in flüssiges Ozon überführten, die höheren Ozonkon- 

 zentrationen mit Hilfe Äiemewsscher Röhren bei — 79". Für die gewöhn- 

 liche Laboratoriumspraxis ist aber die Anwendung einer besonderen Küh- 

 lung im allgemeinen nicht notwendig, in besonderen Fällen, z. B. bei Dauer- 

 versuchen, genügt jedenfalls einfache Wasserkühlung vollkommen. 



Nach Ladenburc/ kommt es ferner für die Ausbeute an Ozon sehr 

 auf die Strömungsgeschwindigkeit des Sauerstoffes an. ») Harries 

 fand, daß bei nebeneinander geschalteten Röhren seines Apparates das 

 Optimum bei einer Geschwindigkeit von 60 Liter/Stunde, bei hinterein- 

 ander geschalteten Röh- 

 ren bei 8-6 Liter/Stunde ^'^•'"■ 

 liegt. Bei längerem Ge- 

 brauch des gläsernen 



Ozonapparates stieg 

 merkwürdigerweise die 

 Ausbeute an Ozon. — — i --^-y?^^'^ 



Nach V. Wartenherfi 

 und Mair *j, die den Ein- 

 fluß des Druckes auf die 

 Ozonbildung untersuch- 

 ten, hat in dem Druck- 

 intervall von 025 bis 

 5 Atmosphären sowohl 

 die Ozonkonzentration 



wie die Ozonausbeute (in Milligramm Ozon pro Wattsekunde) ein sehr ausge- 

 prägtes Maximum bei 0-5 — 1 Atmosphäre unter sonst ähnhchen Verhältnissen. 



Beobachtungen von Ladeiiburg jun. und Harries scheinen darauf hin- 

 zudeuten, daß in dem aus reinem Sauerstoff erzeugten Ozon noch eine 

 zweite Sauerstoff modifikation, vielleicht O4, vorhanden ist. ») — 



Bd. I. S. 719. — G. Lechner, Über den Einfluß der Unterbrechungszahl und der Strom- 

 form auf die Ozonbildung. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17. S. 414 (1911). 



1) Vgl.: Die Tätigkeit der Physikalisch-technischen Reichsanstalt im Jahre 1912. 

 Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 19, S. 595 (1913). 



'-) E. Briner und E. Durand, Ozonbildung durch Einwirkung dunkler elektri- 

 scher Entladungen bei tiefen Temperaturen. Compt. rend. de l'Acad. des sciences. T. 145, 

 S. 1272 (1908) ; Chem. Zentralbl. 1908, Bd. I, S. 594. 



^) Vgl. auch: C. Harries, Über die Einwirkung des Ozons auf organische Ver- 

 bindungen. Liehigs Annal. d. Chem. Bd. 374. S. 309 ff. (1910). 



*) H. V. Wartenberg und L. Mair, Über Ozonbildung bei verschiedenen Drucken. 

 Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 19, S. 879 (1911). 



^) C. Harries, 1. c. — Vgl. aber auch: A. Kailan, Über Bildung des Ozons. 

 Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17, S. 966 (1911). — C. Harries, Zur Kenntnis der Be- 

 standteile des Ozons. Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 45. S. 936 (1912). 



Ozonapparat nach v. Liebermann. 



