/j.g2 Richard Kempf. 



Praktische Yersuchsanordnimgen und Laboratoriumsapparate zur be- 

 quemen Ozonerzeugung wurden von vielen Seiten vorgeschlagen. Eine be- 

 sonders einfache Vorrichtung gab v. Liehermann '^) an (Fig. 211). Mittelst 

 eines • durchbohrten Korkstopfens befestigt man in dem einen Schenkel 

 eines U-Rohres ein starkwandiges Reagenzglas, in das ein an einem Pla- 

 tjndraht angeschweißtes Stück Platinblech ^j eingeführt worden ist, ver- 

 schließt den anderen Schenkel des IT-Rohres mit einem Korkstopfen, hängt 

 das Ganze in ein starkwandiges Glasgefäß (Batteriegias) und füllt dieses 

 sowie das Reagenzrohr mit verdünnter Schwefelsäure vom spezifischen Ge- 

 wicht 1"4 — 1*5. Die Glasröhren für die Gaszu- und -ableitung werden an 

 die seitlichen Stutzen der U-förmigen Röhre mit Hilfe längerer, durch- 

 bohrter Korkstopfen angefügt. Sämtliche Korkstopfen werden zweckmäßig 

 vorher mit Paraffin ausgekocht. Die übrige Einrichtung erhellt aus der 

 Abbildung. 



Um bei Anwendung Berthelot?,c\ieY Röhren Entladungen direkt von 

 der inneren Stromzuleitung zur äußeren zu verhüten, kann man die 

 Schwefelsäure innen und außen mit einer isolierenden Paraffinölschicht 

 überdecken. Sicherer gelangt man aber zu einer vollkommenen Isola- 

 tion, wenn man die äußeren Glasröhren verlängert und die so entstan- 

 denen Manschetten mit vorher durch Erhitzen entwässertem Paraffinöl 

 füllt. 3) 



Eine anscheinend recht praktische Versuchseinrichtung für allgemeine 

 Laboratoriumsarbeiten mit Ozon gab Brach*) an. Der Apparat erlaubt 

 gleichzeitiges Ozonisieren in mehreren, parallel oder auch hintereinander 

 geschalteten Arbeitsgefäßen, die mit Hilfe von Quecksilberverschlüssen 

 leicht montiert und demontiert werden können. Als Leitungsrohr für Ozon 

 empfiehlt derselbe Verfasser wachsumsponnenen Seidenschlauch 

 (AV'/oiowsche Magensonde) oder verzinnte, biegsame Stahlrohre. Der Sauer- 

 stoff wird zunächst in drei Waschflaschen , von denen die beiden ersten 

 konzentrierte Schwefelsäure enthalten, während die letzte mit Phos- 

 phor pentoxyd beschickt ist, peinlich getrocknet. Das entweichende Sauer- 

 stoff-Ozongemisch wird durch einen mit stückigem Natrium bikarbonat 

 gefüllten Turm geleitet, wodurch es von etwa entstandenen Stickoxyden 

 gereinigt wird. 



Einen elektrischen Ozonapparat mit be(|uem kühlbaren, hohlen 

 Elektroden gab Steynis->) an. — 



') L. V. Liehermann , Einfache Laboratoriumseinrichtung zur Erzeugung eines 

 kontinuierlichen Stromes ozonisierter Luft. Chem.-Zeitg. Bd. 35, S. 734 (1911). 



*) Auch kupferne Elektroden sind anwendbar. 



•*) E. H. Riesenfeld, Stille elektrische Entladungen in Gasen bei Atmosphären- 

 druck. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17, S. 726 (1911). 



^) H. Brach, Apparate zum Arbeiten mit Ozon und zu seiner quantitativen Be- 

 stimmung. Chem.-Zeitg. Bd. 36, S. 1325 (1912). 



^) J. Steynis , Elektrischer Ozonapparat mit kühlbaren hohlen Elektroden. 

 D. R.-P. 217.308. Chem.-Zeitg. Bd. 34, Rep. S. 85 (1910j. 



