Ergänziiugeu zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 479 



sonderer Vorzug dieser Art Gasometer ist ihre bequeme Traiisportierbar- 

 keit. Von der Industrie werden die Gasblasen in den Größen von 3 bis 

 oO l Inhalt mit Abstufungen von 2 — 5 / geliefert. Auch mit einer Schutzhülle 

 von braunem Segeltuch sind sie käuflich. 



Ein Nachteil dieser Sammelgefäße i) besteht darin, daß fast alle Gase 

 mehr oder weniger rasch durch Kautschukwandungen diffundieren (vgl. 

 dieses Handb. Bd. VI, S. 650—653). 



Um bei Gebrauch eines der gewöhnlichen Laboratoriumsgasometer 

 das obere Wasserreservoir dauernd mit Wasser gefüllt zu erhalten, ohne 

 ein Überlaufen befürchten zu müssen, kann man die von Wüstenfeld ^) 

 empfohlene Einrichtung treffen (Fig. 2 1 3). Man verbindet das untere Ende 

 des Glasrohres a mit der W^asserleitung, das untere Ende des Glasrohrs b 

 mit dem Ausguß, hängt den Apparat in das Wassergefäß hinein und läßt 

 beständig einen mäßig starken Wasserstrom durch ihn hindurchfließen. 

 In dem oben offenen Ansatzstück des Systems tritt dann eine Saugwir- 

 kung auf, die genügt, etwaiges aus dem Rohr c im Überschuß zufließendes 

 Wasser von Zeit zu Zeit abzuhebern. 



Einen ., Sicherheitsgasometer", der nur eine bestimmte — vorher 

 einstellbare — Gasmenge abgibt, beschrieb VisserJ) 



2. Sperrflüssigkeiten. 



(Vgl. S. 278- 281.) 



Verwendet man Wasser als Sperrflüssigkeit, so ist es gelegentlich 

 wichtig zu beachten, daß mit Luft in Berührung gewesenes W^asser stets 

 neben Stickstoff etwas Kohlendioxyd und vor allem nicht unerhebhche 

 Mengen Sauerstoff gelöst enthält, der selbst durch Kochen nicht leicht 

 vollständig ausgetrieben werden kann. In einem Liter destillierten Wassers 

 sind bei Zimmertemperatur etwa 9*4 w«// Sauerstoff gelöst.*; Ebenso sauer- 

 stoffreich — eher etwas weniger — pflegt Leitungswasser zu sein. 

 Um Wasser von seinem Sauerstoffgehalt zu befreien, kann man ihm 

 Manganchlorür und Natronlauge ■•) oder Natriumsulfit und eine Spur Kupfer- 

 vitriol zusetzen. Die Reaktion zwischen Natriumsulfit und dem in reinem 

 Wasser gelösten Sauerstoff, die bei gewöhnlicher Temperatur überaus träge 

 verläuft, wird nämlich durch die allergeringsten Spuren eines Kupferions 

 außerordentlich stark beschleunigt. Es genügt, daß das Wasser durch einen 



*j Siehe auch z. B.: Cl. Winkler, Lehrbuch der techn. Gasanalyse. 3. Aufl. 1901, 

 Leipzig (A. Felix), S. 23. 



-) H. Wiistenfeld, Vorrichtung zur Vermeidung des Überlaufens offener, mit 

 Wasser gespeister IBehälter. Chem.-Zeitg. Bd. 33, S. 412 (1909). 



^) Visser, Der Sicherheitsgasmesser der Pro-üas-Maatschappy im Haag. Chem.- 

 Zeitg. Bd. 38, S. 213 (1914). 



*) Siehe z.B.: T.Carlson, Über die Löslichkeit des Luftsauerstoffs in Wasser. 

 Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 26, S. 713 (1913): Chem.-Zeitg. Bd. 38. Rep. S. 12G (1914). 



^) Vgl. das Verfahren zur Sauerstoffbestimmung in Wasser nach Winklcr: siehe 

 z.B.: H.Klut, Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle, 2. Aufl., 1911, Berlin 

 (Jul. Springer), S. 79. 



