480 Riebard Kempf. 



Messinghahii gelaufen ist, um eine merkliche katalysatorische Reaktions- 

 beschleuuiguug durch das in Lösung gegangene Kupfer herbeizuführen. 1 1 — 



Als Sperrflüssigkeit für Ozon kann man konzentrierte Schwefel- 

 säure 2), ParaffinöPj oder mit Ozon gesättigtes destilliertes Wasser s) 

 benutzen. Paraffinöl ist wegen seiner großen Viskosität allerdings etwas 

 unbequem. 



Eine neue Methode zum Auffangen von Gasen unter Quecksilber 

 aus der Quecksilberluftpumpe beschrieb Keyes. * ) 



Als Sperrflüssigkeit bei der volumetrischen Bestimmung des in Wasser 

 gelösten Sauerstoffs eignet sich Vaselinöl. •'■) 



Bei der Untersuchung der Gase, die bei der Zersetzung von Xatrium- 

 äthyl durch Wärme entstehen . benutzte Sdiongin '^ ) als Sperrflüssigkeit 

 Wasser, das im Liter etwa 350^ Chlornatrium und etwa 100 r/ Kaliuni- 

 hydroxyd gelöst enthielt. 



IV. Über das Abmessen von Gasen für präparative Zwecke. 



(Vgl. Bd. I. S. 281—282.) 



Der Rotamesser \o\\ Küppers '•) (Fig. 214) besteht im wesentlichen 

 aus einem sich nach oben konisch erweiternden (ilasrohr, das mit einer 

 Stunden /Liter-Skala versehen ist und einen Schwebekörper eigenartiger 

 Konstruktion (Fig. 215) enthält. Ein von unten in das Meßrohr einströ- 

 mendes Gas hebt den mit steilgewiudeförmigen Einkerbungen versehenen 

 Schwebekörper auf eine bestimmte Höhe und versetzt ihn gleichzeitig in 

 schnelle Rotation um seine Vertikalachse, so daß er völlig reibungslos im 

 Rohre schwebt. Aus der Höhenlage des Schwebekörpers im Rohr läßt sich 

 sofort an der Skala die Menge des pro Stunde hindurchstreichenden Gases 

 ablesen oder berechnen. 



\) A. Titoff, Xegative Katalyse im homogenen System. Zeitschr. f. physik. Chem. 

 Bd. 45, S.641 (1903): Chem. Zentralbl. 1904. Bd. I. s! 142. — Siehe ferner: E.Abel, 

 Über den Kupfergehalt in destilliertem Wasser. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 19. S. 477 

 (1913). — Joh. Piiuioir, Über die gemeinsame Oxydation von Hydrochiuon und Sulfit 

 durch Luftsauerstoff. Ebenda. S. 2G2. 



-) Vgl.: B. Luther, Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17. 8.633(1911). — Siehe aber 

 auch: C. Harries. Über das Verhalten von Ozon gegen konzentrierte Schwefelsaure. 

 Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 18, S. 129 (1912). 



^) H. Brach, Apparate zum Arbeiten mit Ozon und zu seiner quantitativen Be- 

 stimmung. Chem.-Zeitg. Bd. 36, S. 1326 (1912). 



■*) F. G. Keyes, Verbesserte Methode zum Auffangen von Gasen aus der Queck- 

 silberluftpumpe. Journ. Amer. Ghem. Soc. Vol. 31. p. 1271 (1909); Chem.-Zeitg. Bd. 34. 

 Rep. S. 49 (1910). 



') Vgl.: B. Maucha, Kritische Betrachtungen über ein neues Verfahren zur Be- 

 stimmung des in Wasser gelösten Sauerstoffs. Chem.-Zeitg. Bd. 34. S. 186 (1910). 



") P. Schorigin, Über die Xatriumalkyle und über ihre Reaktion mit den Ätheru. 

 Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 43. S. 1933 (1910). 



') Der Rotamesser wurde K. Küppers patentiert und von Bau wissenschaftlich 

 durchgearbeitet: vgl.: Xeuer Gasmesser. Chem.-Zeitg. Bd. 34, S. 725 (1910). — Vgl. auch: 

 Rotamesser. Svstem A'. Küppers von den Rotawerkeu Aachen. Journ. f. Gasbeleuchtg. 

 Bd. 53, 8.351 (1910). 



