Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Lab Oratoriumstechnik". 



481 



I 



Da also der Rotamesser immer mir die Strömungsgeschwindig- 

 keit eines Gases angibt, muß man zur Bestimmung der absoluten 

 Menge eines durch den Apparat gegangenen Gases stets auch die Zeit 

 feststellen. Zum Messen von Gasen, deren Strömungsgeschwindigkeit rasch 

 wechselt, ist die Vorrichtung daher nicht zu gebrauchen. In solchen Fällen 

 muß man eine Gasuhr anwenden (vgl. Bd. I. S. 282 u. Fig. 419. S. 281). 



Fig. 215. 



Eo t a in CS s e r. 

 (Apparat zur Bestimmung der Strö- 

 mungsgeschwindigkeit von Gasen.) 



Schwimmer dos Eotames^c 



Die Fehlergrenze beträgt beim Piotamesser noch nicht P „. gleich- 

 viel ob kleine oder große Gasmengen hindui-chgehen. Im Handel befinden 

 sich Rotamesser in Größen von i .,o ? bis 10 Millionen Litern stündlichem 

 Höchstdui'chlaß. 



Der Apparat hat sich auch in der Laboratoriumspraxis bereits aus- 

 gezeichnet bewährt , so z. B. bei der Ozondarstellung zur Bestimmung 

 der durch den Uzonisator stündlich strömenden Luft- oder Sauerstoff- 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VIII. 



31 



