482 



Richard Kern p f. 



menge. Für diese Zwecke und ähnliche Laboratoriumsarbeiten dürfte ein 

 Rotamesser mit einem maximalen Durchlaß von etwa 20 l pro Stunde genü- 

 gend groß sein. -) Auch zur xlbmessung von Sauerstoff und Wasserstoff 

 zwecks rationeller Erzeugung einer Knallgasgebläseflamme sind die Rota- 

 messer gut geeignet (Fig. 216). — 



Mehrere Vorzüge vor dem Rotamesser hat der „Capomesser' von 

 Ubhelohde und Hof saß ^) (Fig. 217). Der Apparat besteht für gewöhnlich 

 aus fünf Kapillaren von verschiedener Weite und besonderer Form, die 

 mittelst Hähnen jede für sich allein in den 

 Gasstrom eingeschaltet werden können. Ein Fig.217. 



Manometer zeigt das Druckgefälle des Gases 

 zwischen den beiden Enden der jeweils ange- 

 wandten Kapillare an. Man schaltet bei den 

 Messungen eine Kapillare von solcher Weite 



Anwendung zweier Rotamesser zur Erzeugung einer 

 Knallgasfiamme. 



l apomesser. 

 (Apparat zur Bestimmung der Strömungs- 

 geschwindigkeit von Gasen.) 



^) Vgl. z. B.: C. Harries, Über die Einwirkuug des Ozons auf organische Ver- 

 bindungen. Liehig?, Annal. d. Chem. Bd. 374, S. 311 (1910). — Derselbe, Über Bildung 

 des Ozons. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17, S. 632 (1911). — Derselbe, Über das Ver- 

 halten von Ozon gegen konzentrierte Schwefelsäure. Ebenda. Bd. 18, S. 129 (1912). — 

 H. Brach, Apparate zum Arbeiten mit Ozon und zu seiner quantitativen Bestimmung. 

 Chem.-Zeitg. Bd. 36, S. 1325 (1912). 



-) C. Harries, 1. c. {Liebigs, Annal.) 



') L. Ubhelohde und M. Hof süß , Ein neuer Gasmesser „Capomesser" und ein 

 Zähigkeitsmesser für Gase. Journ. f. Gasbel. Bd. 55, S. 557 (1912); Chem.-Zeitg. Bd. 37^ 

 Rep. S. 79 (1913). — Dieselben, Ein Momentgasmesser „Capomesser" und ein Zähig- 

 keitsmesser für Gase. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 19, S. 32 (1913). 



