ErgänzuDgen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 4^3 



ein , daß man einen gut ablesbaren Ausschlag am Manometer erhält , und 

 erreicht auf diese Weise, daß die Genauigkeit der Gasmessung für geringen 

 Gasverbrauch ebenso groß ist wie für starken. Die durchgehende Gas- 

 menge hängt nur von der am Manometer abgelesenen Druckdifferenz ab. Der 

 Apparat wird für Luft geeicht. Wird der Gasmesser für andere Gase ver- 

 wandt, so wird zunächst die Zähigkeit des Gases gegenüber Luft be- 

 stimmt und daraus die einmalige Korrektur für die auf Luftverbrauch 

 bezügliche Tabelle berechnet. Der Gasdui-chgang ist umgekehrt proportional 

 der Zähigkeit der Gase. — 



Bezüglich der Differentialmanometer von Verbeek^) zur Messung 

 der Strömungsgeschwindigkeiten von Gasen und Gasgemischen sei auf die 

 Originalarbeit verwiesen. — 



') P. Verheek, Über die Messung des Über- und Unterdruckes (Zuges) und der 

 Geschwindigkeit von Gasen und Gasgemischen. Chem.-Zeitg. Bd. 37, S. 1338 u. 1361 (1913). 



3r 



