Elektrisch heizbare Vorrichtuugeu zu polarimetrischeu Untersuchuugeu etc. 485 



peratur. Im Inneren des Raumes sind sechs kleine Schlitten S angebracht. 

 Sie dienen zur Aufnahme der Polarisationsrohre. Die Schlitten ruhen auf 

 einer drehbaren Scheibe Seh. Die Achse der Scheibe trägt einen aus dem 

 großen Deckel in der Mitte herausragenden Knopf K, der zum Drehen der 

 Scheibe bei geschlossenem Raum dient. Er enthält auf seiner oberen Seite 

 Zahlen (1 — 6), die den Nummern entsprechen, die die Polarisationsrohre 

 tragen. 



Hat man die gewünschte Temperatur hergestellt, dann beschickt man 

 nun, ohne den großen Deckel abzunehmen, die einzelnen Schlitten mit den 



Fig. 21S. 



ZU beobachtenden Polarisationsrohren. Zu diesem Zwecke nimmt man den 

 kleinen Deckel ab und setzt durch die Öffnung dasjenige Rohr in den 

 Schlitten, das die der Stellung des oben erwähnten Knopfes entsprechende 

 Nummer trägt — in Fig. 219 Nr. 4. Nun zieht man den Stift F — vgl. 

 Fig. 219 u. 220 — nach außen und dreht den Knopf und damit die Scheibe 

 mit den Schlitten um eine Nummer weiter und setzt wieder das der Stel- 

 lung entsprechende Rohr ein. Hat die Scheibe die richtige Stellung erreicht, 

 dann schnappt der mit einer Feder versehene Stift in eine Vertiefung der 

 Scheibe ein. Dadurch wird erreicht, daß das einzelne Rohr immer mit seiner 



