486 



Emil Abderhalden. 



Achse ganz genau in die Achse des Polarisationsapparates resp. des Rohres 

 (i?i in Fig. 219) zu liegen kommt, durch das man beobachtet. 



Hat man die zu beobachtenden Rohre alle eingelegt, dann verschließt 

 man den Deckel und beginnt nun in der gewohnten Weise mit der Be- 

 stimmung des Drehvermögens der Lösung jenes Rohres, das sich im Ge- 

 sichtsfeld befindet. Man notiert sich den abgelesenen Winkel und sieht 

 dann am Knopf der Achse der Scheibe nach, welches Rohr eingestellt war. 

 Nun zieht man den Stift F nach außen, dreht die Scheibe mittelst des 

 Knopfes etwas, läßt den Stift wieder los und dreht nun so lange, bis 



W Widerstand. R^ und B^ Polarisationsrohre. T Thermometer. D Kleiner Deckel. A Ge- 

 heizter Raum. F Stift. K Knopf zum Drehen der Achse der Scheibe Seh, auf dem die 

 Schlitten S sich befinden. C Rohr, durch das man beobachtet. 



der Stift einschnappt. Es ist dies das Zeichen, daß das zweite Rohr 

 richtig eingestellt ist. So beobachtet man ein Rohr nach dem anderen. Be- 

 merkt sei noch, daß die Scheibe beliebig rechts und links herum gedreht 

 werden kann. Die leeren Rohre bewahrt man bis zum Gebrauch am besten 

 im geheizten Raum auf, damit die beim Versuch eingefüllte Lösung mög- 

 lichst rasch die Temperatur annimmt, bei der man beobachten will. 



Bei Verwendung der beschriebenen Einrichtung zu L^ntersuchungen 

 über Fermentwirkungen ist die folgende Vorsicht notwendig. Es kann der 

 Fall eintreten, daß sich eine Drehungsänderung bemerkbar macht, ohne daß 

 eine Fermentwirkung vorliegt. Es kann z. B. optisch-aktives Substrat aus- 

 fallen. Die Fällunii kann zu Boden sinken und so der Beobachtung entgehen. 



