Elektrisch heizbare Vorrichtungen zu polarimetrischen Untersuchungen etc. 4^7 



Man schützt sich vor Täuschungen dieser Art dadurch, daß man nach 

 beendetem Versuch oder auch während desselben das Polarisationsrohr 

 rasch aus dem geheizten Raum entfernt und es umkippt und dann sofort 

 wieder die Drehung bestimmt. Waren Fällungen eingetreten, dann verraten 

 sie sich, beim Versuche die Drehung zu bestimmen. 



Vorläufig können sechs Rohre untergebracht werden. Sie sind 2-bc)n 

 lang und haben einen Inhalt von 2 c>n'\ Selbstverständlich kann man auch 

 Einsätze für länaere Rohre haben. 



A Geheizter Eaum. 



a Schraube zum Befestigen des heizbaren Apparates am Polarisations- 

 apparate B. 

 D Heiner Deckel. 

 T Thermometer. 

 i?j und i?„ Polarisationsrohre. 

 S Schlitten. 

 Seh Scheibe. 

 F Stift. 

 H Achse. 



AVir beabsichtigen die Vorrichtung nicht nur zu ^'ersuchen bei ST" zu 

 benutzen, sondern auch Beobachtungen bei anderen Temperaturen anzustellen. 

 Es läßt sich jede Temperatur mit großer Präzision einstellen und erhalten. 



Da es vorläufig noch nicht gelungen ist, die Temperatur im gesamten 

 Raum des Heizapparates an allen Punkten gleichzuhalten, ist es not- 

 wendig, ihn für jede Temperatur, die die Flüssigkeit im Polarisationsrohre 

 haben soll, zu aichen. Es wird festgestellt, welche Temperatur das in be- 



