490 -E™'! Abderhalden. 



der Wagschale liegend, zu treiben beginnt. Auf die leere Wagschale gibt 

 man so viele Gewichte unter Benutzung eines Reiters, bis beide Wag- 

 schalen ganz im Gleichgewicht sind, d. h. bis der Zeiger der Wage in 

 Gleichgewichtslage um den Nullpunkt schwingt. Diese Einstellung wird 

 erst vorgenommen, nachdem die Knolle einige Zeit im Gehäuse der Wage 

 auf den Schalen gestanden hat. Bei der Einstellung wird genau so ver- 

 fahren, wie bei jeder analytischen Wage. 



Der Balken der Wage trägt in der Verlängerung der Mittelschneide 

 einen Planspiegel, dessen Fläche sich durch eine Blende vergrößern und 

 verkleinern läßt. Dieser Spiegel, der von einem Gehäuse umgeben ist, steht 

 in Ruhelage der Wage ganz senkrecht. Nachdem man die Wage eingestellt 

 hat, wird sie arretiert. Dann wird eine in etwa 2 m Entfernung befind- 

 liche, auf einem Stativ befestigte Glühlampe (Fig. 222 a) zum Leuchten ge- 

 bracht. Diese wirft durch ein Fernrohr Strahlen auf den erwähnten Spiegel 

 und dieser reflektiert sie auf sehr lichtempfindliches Papier . das auf einer 

 Trommel aufgespannt ist. Diese dreht sich mittelst eines Uhrwerkes und 

 legt in der Zeiteinheit einen genau bekannten Weg zurück. Nur ein Teil 

 der reflektierten Strahlen gelangt auf das Papier der Trommel. Es ist 

 nämlich eine Blende in den Weg der Strahlen eingeschaltet, die nur einen 

 ganz feinen Spalt besitzt. Das dui'ch diesen fallende Strahlenbündel zeichnet 

 auf dem photographischen Papier einen feinen Punkt. Würde die Wage 

 in Ruhelage verharren, dann würde eine horizontale Linie verzeichnet. 



Sofort, nachdem die Glühlampe eingeschaltet ist, wird die Arretierung 

 der Wage gelöst, und zwar jetzt mittelst eines Uhrwerkes. Dieses bewirkt, 

 daß die mit ihm durch ein Zahnrad in Verbindung stehende Arretierungs- 

 welle soweit gedreht wird, daß die drei Exzenter, auf denen die Arre- 

 tierungsvorrichtungen für die beiden Schalen und den Querbalken ruhen, 

 den tiefsten Stand erreichen. Eine weitere Drehung wird durch eine 

 HeramungsvoiTichtung verhindert. Nun schweben die beiden Schalen mit 

 ihrer Last frei. Jede Veränderung der Gleichgewichtslage wii'd durch das 

 erw^ähnte Strahlenbündel verzeichnet. Handelt es sich um Versuche, bei 

 denen die Gewichtsveränderungen sehr rasch erfolgen, dann ist es ratsam, 

 zuerst die Arretierung durch das Uhrwerk zu beseitigen und rasch zu be- 

 obachten, ob die Wage gut einsteht und dann erst die Glühlampe einzu- 

 schalten. 



Wir wollen annehmen, daß die Knolle an Gewicht verliere. Sie soll 

 sich auf der linken Schale befinden. Infolge dieser Gewichtsabnahme sinkt 

 die rechte Schale immer tiefer. Der Wagbalken nimmt eine schiefe Stellung 

 ein. Der Spiegel muß, da er mit dem Wagbalken fest verbunden ist, jeder 

 Stellungsänderung desselben folgen. Das Strahlenbündel wird jetzt nicht 

 mehr horizontal verlaufen, sondern der ..Lichthebel" wandert immer weiter 

 nach oben. Sobald genau 1 dcg Verlust eingetreten ist , ereignet sich 

 folgendes. Am einen Ende des Wagbalkens ist ein kleiner Querbalken frei 

 schwebend angebracht. Dieser trägt an den freien Enden ganz kurze senk- 

 rechte Stäbchen. Ist 1 dcg Gewichtsverlust eingetreten, dann berühren diese 



