Die Mikroluftaiialyse und ihre Anweudimgen. 



\ou August Krogh, Kopenhagen. 



Das Prinzip der mikrogasanalytischen Technik beruht auf der 

 wohlbekannten Tatsache, daß kleine Luftblasen in einer Flüssigkeit sich 

 ungefähr so wie etwa halbflüssige Fett tropfen verhalten und sehr leicht 

 z. B. von Gefäß zu Gefäß überführt werden können. Die Handhabung ge- 

 staltet sich daher als von der gewöhnlichen gasanalytischen Technik grund- 

 sätzlich verschieden. Wie sich die gewöhnliche Luftanalyse bei Verkleine- 

 rung der Menge unter etwa 10 cm^ immer schwieriger und mit weniger 

 Genauigkeit durchführen läßt und mit Mengen unter 1 cvi^ kaum mehr 

 möglich ist, hat die Mikromethode eine obere Grenze bei der Luftmenge, 

 welche nicht mehr als ungeteilte Luftblase gehandhabt werden kann. 



Die mikroanalytische Methode ist dann wiederum verschieden, je 

 nachdem man eine Luftblase von 20 bis 1 mm^ oder eine solche von 1 bis 

 O'Ol mm^ zu analysieren hat. Im ersten Falle mißt man die Luftmenge 

 in einer eingeteilten Kapillarröhre von entsprechendem Durchmesser (0"5 

 bis 0"2 mm), im zweiten aber ^^i^d die Luftblase als Kugel betrachtet und 

 unter dem Mikroskope direkt gemessen. Die letztere Form der Analyse 

 nenne ich mikroskopische Gasanalyse. Die erstere wird einfach Mikro- 

 analyse genannt. 



I. Die Mikrogasanalyse.i) 



Der Apparat -) (Fig. 224) besteht aus einer in Millimeter geteilten Kapil- 

 larröhre, gewöhnlich von 0"25 )mn lichter Weite. Füi* einige, unten zu be- 

 sprechende Zwecke kann es nützlich sein, eine etwas weitere Fiöhre zu be- 

 nützen. Über 05 y>^/« Weite hinauszugehen ist jedoch nicht ratsam, weil 

 das nur Schwierigkeiten bei den Manipulationen bereitet und die Genauig- 

 keit nicht fördert. Piöhren unter 0'2 nun können zwar benutzt werden, 

 beanspruchen aber die Gesichtsschärfe sehr stark. Die beiden Enden sowie 

 auch der seitliche Ansatz 3 sind zu kleinen Trichtern erweitert. Der obere 

 Trichter '-^ bleibt aber verschlossen und dient nur zur Reinigung des Ap- 

 parates. In den dritten Trichter ist eine Schraubenmutter mit Schraube 

 aus Hartgummi eingefügt. Der ganze Apparat ist vollständig mit Wasser 



1) Kroyh, Qu Micro-Analysis of Gases. Skand. Arch. Physiol. Vol. 20. p. 279 (1908). 

 ^) Von F. C. Jakob, Hauserplads, Kopenhagen, hergestellt. 



