496 



ÄLiffust Kroorh. 



gefüllt. Die graduierte Röhre ist mit einem Wassermantel umgeben, in 

 Fig 224. welchem auch ein Thermometer 



angebracht ist. Der Mantel wird 

 nicht ganz mit Wasser gefüllt. 

 Mittelst der eingeschlossenen 

 Luft kann dann das Wasser 

 durchgemischt werden. 



Um den Apparat gebrauchs- 

 fertig zu machen wird er zuerst 

 oben geöffnet und die Schraube 

 herausgenommen. Durch die 

 Sclii'aubenöffnung wird dann der 

 Trichter 3 mit Wasser gefüllt 

 und die mit Schweineschmalz 

 gut eingefettete Schraube wie- 

 der eingesetzt. Jetzt Avird der 

 Analysenapparat zweckmäßigmit 

 der Reinigungsflasche (Fig. 225) 

 und diese mit einer Wasserstrahl- 

 pumpe verbunden. Man füllt ihn 

 ganz mit Wasser und verschließt 

 für einen Augenblick die obere Öffnung mit dem 

 Finger, um sich zu vergewissern, daß die Schrauben- 

 mutter und Schraube vollkommen dicht eingesetzt 

 sind. Wenn die graduierte Röhre gereinigt werden 

 soll, wird die Schraube etwas zurückgedreht und da- 

 durch die Zweigröhre 4 mit Luft gefüllt, um das 

 Eindringen der Reinigungsflüssigkeit in den Trich- 

 ter 3 zu verhindern. Frisch hergestellte und daher 

 noch heiße 2D^/o\ge Schwefelsäure oder Kaliumbi- 

 chromat in 25'*/oiger Schwefelsäure wird dann in den 

 oberen Trichter hineingefüUt und durchgesaugt. 

 Nachher wird mit Wasser nachgespült, und schließ- 

 lich der ganze Apparat mit Wasser gefüllt, aus der 

 Reinigungsflasche herausgenommen und oben ver- 

 schlossen. 



L^m den Apparat zu prüfen wird eine ziemlich 

 große Luftblase mittelst Pipette in den unteren 

 Trichter 1 hineingebracht und ungefähr 100 mm in 

 die Röhre hinaufgezogen. Der Apparat wird dann 

 umgedreht {1 nach obenj. Die Luftblase bricht an 

 dem Röhreneingang ab und steigt empor. Wenn not- 

 wendig wii'd Wasser nachgefüUt. Beim Prüfen über- 

 zeugt man sich zuerst, dair die Luftblase durch die 



"_:_ 



