Die Mikroluftanalyse und ihre Auwendungen. 497 



Schraube leicht beweglich ist. daij sie sofort still steht, wenn nicht gedreht 

 wird, daß sie, selbst bei ziemlich schneller Bewegung nicht in zwei oder 

 mehrere getrennte Luftsäulen aufgelöst wird. In den Trichter gebracht muß 

 die Luftblase ganz rund sein und nicht an das Glas haften. Zuletzt wird mit- 

 telst Lupe nachgesehen, daß nirgendswo AVassertropfen an die Eöhrenwand 

 innerhalb der Luftsäule haften bleiben, wenn letztere hin und zurück bewegt 

 wird. Die Bewegung der Luftsäule in der Kapillarröhre darf bei dieser Probe 

 sowie bei Analysen nicht zu geschwind sein. Sonst wird auch in der reinsten 

 Röhre eine Wasserschicht an der AVand hängen bleiben und die Resultate 

 fälschen. Eine Geschwindigkeit von etwa 5 mm pro Sekunde ist passend 

 gefunden. 



Besteht der Apparat diese Proben nicht, muß wiederholt gereinigt 

 werden. Es kann zuweilen notwendig sein, Kahumbichromat in siedender 

 25'^/oiger Schwefelsäure zu benutzen, und es geht auch an. besonders in 

 den 5 ;>?m-Röhi'en einen dünnen Xickeldraht hindurch zu schieben. Alka- 

 lien dürfen auf keinen Fall für die Reinigung verwendet werden. 



Für den Gebrauch montiert man den Apparat auf ein Stativ, so 

 daß der Röhrenhalter mit dem Apparat sich um eine horizontale Achse 

 drehen kann. Am bequemsten ist es, wenn er in jeder Lage ungefähr in 

 Gleichgewicht ist. Das Analyseverfahren wird eingeübt, indem man eine 

 große Blase aus atmosphärischer Luft mit der Saugpipette (Fig. 226, 2) in 

 den Trichter einführt. Eine passende Länge derselben wird in die gradu- 

 ierte Röhre hineingesaugt und der Rest abgebrochen. Das untere Ende 

 der Luftsäule wird dann bei vertikaler Stellung des Apparates ungefähi" 

 auf gebracht und die Länge abgelesen. Zum Ablesen benützt man zweck- 

 mäßig eine Lupe, die in einem kleinen rechteckigen Holzklotz montiert ist 

 (Fig. 224, 2). Der Klotz wird an das Glas angelegt und so beim Visieren der 

 Parallaxefehler vermieden. Bei dieser sowie bei allen folgenden Ablesungen 

 wii"d auch das Thermometer auf O"!" abgelesen und der Stand notiert. 

 Nach der Ablesung Avird die Kohlensäureabsorption vorbereitet. Der Appa- 

 rat wird mit dem Trichter schräg nach oben gedreht (Fig. 227). Die Luft- 

 säule wird bis dicht vor dem Trichter hervorgeschoben und jetzt das 

 Wasser so vollständig wie möglich mittelst Saugpipette aus dem Trichter 

 entfernt. Dies ist notwendig, weil die Absorptionsflüssigkeiten mit Wasser 

 vermengt mit Luft übersättigt wei'den und beim Abgeben von dieser 

 Luft während der Absorption zu groben Täuschungen Veranlassung geben 

 könnten. Mittelst Pipette wird jetzt der Trichter mit lOVoigei' Kali- oder 

 Natronlauge gefüllt. Der Apparat wird nach der Stellung (Fig. 228) herum- 

 gedreht und die Luftblase langsam nach unten geschraubt. Es ist sehr 

 wichtig, daß sie nie aus der graduierten Röhre kommt. Gerät etwas von 

 den alkalischen Absorptionsflüssigkeiten in die Röhre hinter der Luftblase, 

 ist die Analyse verloren und der Apparat muß gereinigt werden. Um 

 alles zu absorbieren wird die Luftsäule ein paar Mal etwa 5 ))im hin und 

 her geschraubt. Die ganze Absorption dauert höchstens eine halbe Minute. 

 Die Luftblase wird dann zurückgeschraubt, und wenn das untere Ende 



Abderhaldeu. llandlnuh der biochemischen Arbeitsmethoden. VIII. 32 



