498 



August Krogh. 



Fig. 225. 



eben in die Kapillare hineingekommen ist, wird der Trichter mittelst der 

 Spülpipette 1 mit eben angesäuertem Wasser ausgespült. Der Apparat wird 



dann vertikal gedreht, die 

 Luftblase wieder auf ge- 

 bracht und Länge und Tem- 

 peratur abgelesen. 



Die Sauerstoffabsorp- 

 tion wird genau wie die 

 Kohlensäureabsorption be- 

 werkstelligt. Nur verwendet man statt 

 lOVoiger Lauge eine Lösung von Pyrogallol 

 in konzentrierter Kalilauge (100^ Kalihy- 

 drat Nr. 2, nicht mit Alkohol gereinigt, auf 

 60 cni^ Wasser). Am bequemsten wird die 

 konzentrierte Kalilauge vorrätig gehalten. 

 Man gibt dann ^j^ — ig Pyrogallol — es 

 kommt auf die Menge nicht sehr an — in 

 die kleine Flasche, füllt mit Kalilauge auf, 

 verschließt und schüttelt um, bis alles auf- 

 gelöst ist. In dem Fläschchen ist die Lö- 

 sung bei Luftabschluß unbegrenzt haltbar. 

 Die Berechnung der Analysen ist sehr 

 einfach und geschieht am leichtesten mit- 

 telst eines Rechenschiebers. Der Barometer- 

 stand ändert sich nie merklich während der 

 wenigen Minuten (ca. 5) , die eine Analyse 

 dauert. Wenn sich die Temperatur geän- 

 dert hat, werden die entsprechenden Ab- 

 lesungen mit O'l o/o für 02 ° Temperatur- 

 differenz korrigiert. Gewöhnlich ändert sich 



Fig. 226. 



die Temperatur entweder gar nicht oder doch so wenig, daß die Änderung, 

 unberücksichtigt bleiben kann. 



