Die Mikroluftanalyse und ihre Anwendungen. 499 



Beispiel: Analyse von atmosphärischer Luft 



Erste Ablesung Nach COj-Absorption Nach Oj-Absorption 



Oben 93-4 93-7 73-9 



Unt en 0-2 0;3 Q-Q 



93-2 93-4 73-9 



Tp. 17-30 17-60 n-go 



Korrigiert 93-25 73-8 



CO2 ~ — 0-05 mm = 0«/o. Oo = 19-45 tmn = 20-9Vo- 



Die erreichbare Genauigkeit ist abhängig 1. von der Sauberkeit der 



Kapillarröhre. Dieselbe muß, wie gesagt, immer ganz rein sein, wenn man 



zuverlässige Analysenresultate zu erreichen wünscht. Es empfiehlt sich 



nach dem Gebrauch eine kleine Luftblase (10 — 20 mm) hineinzunehmen, 



Fig. 227. 



Fig. 228. 



dann den Trichter mit Bichromatlösung zu füllen und die Lösung hinter der 

 Luftblase emporzusaugeu. Die Luftblase soll es verhindern, daß die saure 

 Lösung ganz nach oben diffundiert und z. B. in die Trichter ^ und .if 

 hineingelangt. 



2. Wenn der Apparat rein ist und die Vorschriften genau befolgt 

 werden, hängt die Genauigkeit mit Bezug auf Sauerstoff und Stickstoff 

 nur von der Ablesungsgenauigkeit ab, und wenn man Gasblasen von etwa 

 100 »«m Länge analysiert, kann man eine Genauigkeit von ±0-lVo er- 

 reichen. Wenn das zu analysierende Gas Kohlensäure enthält, werden die 

 Fehler, besonders im kleinsten Apparate, oft größer: ± 0-2<*/o- Falls Gas 

 genug vorhanden ist, wird es dann vorteilhaft, die weitere Kapillare von 

 0-5 mm Durchmesser zu benutzen. 



Als Genauigkeitsbeispiel gebe ich die folgenden kleinen Reihen von 

 Analysen an 4 verschiedenen Gasgemischen. 



32* 



