500 



Mittel 21-01 21-96 0-55 9-S7 



In dei' gewöhnlichen Gasanalyse benutzt man Kontrollanalysen von 

 Gasmischungen von bekannter Zusammensetzung (in der Regel atm. Luft), 

 um etwaige Fehler an dem Apparate zu entdecken. Wenn der Apparat in 

 Ordnung ist, ist es nicht leicht, ernstliche Fehler bei der Analyse zu be- 

 gehen, ohne es zu bemerken. Bei der Mikroanalyse liegt die Sache ganz anders. 

 Kontrollanalysen sind zwecklos, weil der Apparat nicht leicht solcher 

 Weise in Unordnung sein kann, daß er konstant falsche Resultate gibt. 

 Dagegen kann man sehr leicht, ohne es zu bemerken, bei der einzelnen 

 Analyse einen Fehler begehen, w^elcher das Resultat fälscht. Wenn z. B. 

 ein Staubpartikelchen mit den Reagenzien oder dem Spülwasser in den 

 Apparat gelangt und an dem ^Meniskus halten bleibt, wird das leicht zu 

 einer groben Entstellung führen. Ferner geschieht es zuweilen, besonders 

 w^enn Blut oder andere organische Flüssigkeiten im Apparate sind, dab 

 sich eine kleine Gasblase vom oberen Ende der Luftsäule loslöst und em- 

 porsteigt,, ohne daß man es bemerkt. Wenn es irgend möglich ist sollte 

 man daher immer Doppelanalysen machen, und nur wenn diese genügend 

 übereinstimmen, das Resultat als gesichert betrachten. Djjes ist um so 

 mehr zu empfehlen, weil die einzelne Analyse ja nur sehr kurze Zeit be- 

 ansprucht. 



IL Die mikroskopische Gasanalyse.') 



Für diese Analyse sind erforderlich: 



1. Ein Mikroskop mit schwachen Vergrößerungen (Objektivbrenn- 

 weiten 2" — 1/2" = 50 — V2 mm) und mit Okularschraulienmikrometer ver- 

 sehen. Die gewöhnlichen Okularmikrometer sind nicht anwendbar, aber 

 man kann sich ohne das Mikrometer behelfen, wenn man mittelst Zeichen- 

 apparats das Bild der zu analysierenden Luftblase auf eine Papierf lache 

 projiziert und hier mittelst Zirkel den Diameter ausmißt. 



2. Ein Analysentrog aus Metall oder Glas bis 10 mm hoch und 

 ungefähr von den Dimensionen eines englischen Objektträgers. Wenn der 

 Trog aus Metall hergestellt ist. wird im Boden ein Loch gebohrt und ein 

 Objektträger mittelst Paraffin (70" Schmelzpunkt) über den Boden ge- 

 kittet. Zum Trog gehört ferner eine Brücke aus zwei gleichen Messing- 

 klötzchen und einem darüber gekitteten schmalen Glasstreifen. 



^) A. Krogh, Methods of Microscopical Gas Aoalysis. Skaud.Arcb. Physiol. Vol. 25. 

 p. 188(1911). — Ä. Krogh, Composition of Air in Tracheal System of Insects. Ibid. 

 Vol. 29. p. 29 (1913). 



