Die Mikroluftaiialyse imd ihre AnwenduDgen. 501 



3. Eine Einrichtung zur mechanischen Hervorführung der Reagenzien- 

 pipetten (Fig. 228). i) 



4. Reagenzienpipetten aus Glas stellt man sich am bequemsten selbst 

 her. Eine passende Glasröhre von 5 mm Dicke wird in der Flamme aus- 

 gezogen bis zu einer Dicke von ungefähr 1 mm. In gewisser Höhe über 

 einer kleinen Flamme, die man ausprobieren muß, gelingt es dann sehr 

 leicht, die ausgezogene Kapillare weiter auszuziehen und behebig zu biegen. 

 Am oberen Ende werden die Pipetten mit Ebonitschrauben versehen, die 

 man beciuem mittelst dickwandigem Gummischlauch aufsetzt. 



5. Als Reagenzien verwendet man zum Füllen des Troges Glyzerin. 

 200 cm^ werden mit 1 Tropfen Normalsalzsäure angesäuert und gut mit 

 Luft durchgeschüttelt. Ferner hält man vorrätig Kalilauge, dessen spezi- 

 fisches Gewicht ein wenig kleiner als das des Glyzerins ist (25 Gewichts- 

 prozent). Die Absorptionsflüssigkeit ftir Kohlensäure wird durch Vermischen 

 von 1 cm^ dieser Kalilauge und 9 cm^^ Glyzerin hergestellt und wird z. B. 

 mit Rosolsäure stark rot gefärbt. Um die Absorptionsflüssigkeit für Sauer- 

 stoff herzustellen, wird in eine kleine Flasche (20 cm^) zuerst 0"2 g Pyro- 

 gallol gebracht, dann 2 cm^ der Kalilauge und schließhch wird beinahe 

 mit Glyzerin aufgefüllt. Das Ganze wird um geschüttelt, gekühlt und dann 

 nach Lüftung des Stopfens wieder geschüttelt, um die Flüssigkeit mit 

 Stickstoff vollständig zu sättigen. Zuletzt wird Paraffinöl in 3—5 mm 

 Schicht über die Absorptionsflüssigkeit gegossen, um weitere Absorption 

 von Luftsauerstoff zu verhüten. In die Absorptionspipette für Sauerstoff 

 wird immer ein wenig Paraffinöl mit aufgesaugt, und die Pipette wird 

 auswendig nach der Füllung mit Fließpapier sorgfältig abgewischt, damit 

 kein Öl in den Analysentrog gelangt. Es ist von Wichtigkeit, daß die Pyro- 

 galloUösung nicht durch frühzeitige Sauerstoffabsorption zu dunkel wird, 

 da man dann den Gang der Absorption unter dem Mikroskop nicht mit 

 genügender Sicherheit verfolgen kann. 



Die Analyse geschieht in folgender Weise : Das Mikroskop muß auf 

 einen genau horizontalen Tisch aufgestellt werden. Die Absorptionspipetten 

 werden beschickt und am bequemsten in Glasflaschen bis zu dem Gebrauch 

 aufgehängt. Der Trog wird mit angesäuertem Glyzerin gefüllt, bis zur 

 Höhe der.Glasbrücke, und auf den Mikroskoptisch gestellt. Die Gasblase, 

 z. B. aus dem Bein eines Insekts, wird jetzt eingeführt und schnell in den 

 P'okus gebracht und so eingestellt, daß man den Rand ganz scharf sieht. 

 Am besten benutzt man eine so starke Vergrößerung, daß der Diameter 

 der Luftblase V3 — V2 des Gesichtsfeldes ausmacht. Man mißt jetzt mittelst 

 des Mikrometers den Diameter so genau wie möglich und versichert sich 

 durch wiederholtes Einstellen, daß die Gasblase sich nicht bewegt. Wenn 

 das der Fall sein sollte, ist die Brückenunterfläche nicht wagrecht und die 

 Aufstehung muß korrigiert werden. 



') Kann mit dem Analysentrog aus Metall von der Werkstätte des Laboratoriums 

 Ny Vestergade, Kopenhagen, geliefert werden. 



