502 



August Krosrh. 



Nach der Messung führt man die Kalipipette vorsichtig hinein, bis 

 die Mündung dicht unterhall) der Luftblase zu hegen kommt und setzt ein 

 wenig Kaliglyzerin hinzu (Fig. 229). An der Farbe sieht man, daß die Absorp- 

 tionsflüssigkeit wirklich in Berührung mit der Luftblase kommt. Nach der 

 Absorption, welche ungefähr eine Minute beansprucht, mißt man aufs neue 

 den Diameter der Luftblase und setzt dann die Sauerstoffabsorptions- 

 flüssigkeit hinzu. Hier sieht man, falls Sauerstoff zugegen ist, die iVbsorp- 

 tion sich vollziehen, indem eine dunkelbraune Zone sich um die Luftblase 

 nach und nach entwickelt. Wenn diese Zone wieder zu erblassen beginnt, 

 ist die Reaktion zu Ende, und man kann zum dritten Male messen. Alle 

 Messungen werden ohne Veränderung der Vertikaleinstellung des Mikro- 

 skops durchgeführt. Die Volumina sind mit den dritten Potenzen der ab- 



Fig. 229. 



gelesenen Diameter proportional. Am be(iuemsten benutzt man einen 

 Rechenschieber mit spezieller dritter Potenzskala. Auf jeden Fall werden 

 zuerst die dritten Potenzen der abgelesenen Diameter bestimmt, und erst 

 danach die CO.,- und O.^-Prozente auf gewöhnlicher Weise ausgerechnet. 

 Nach einer Analyse muß natürlich der Trog sorgfältig gereinigt werden. 



Beispiel. 

 Analyse von atmosphärischer Luft. 



Rechts 



11-47 



Ablesungen ^inks '.'.'.'.: 4-4ö 



11-67 



4-67 



11-15 

 4-64 



D = 



Differenz 

 Prozent 



CO., = 3 

 CO., = 0-9Vo 



7-02 

 847 

 0, = 68 

 0., = 19-6Vo 



7-00 

 544 



6-51 

 257 



N, = 79-5Vo. 



Die Genauigkeit der mikroskopischen Analyse ist natürlich nicht 

 sehr groß. Man kann die Messungen mit einer Genauigkeit von ca. 0-3Vo 

 machen. Da (1 4- «)^ wenn a klein ist, mit großer Annäherung gleich 

 1 + 3 a gesetzt werden kann, entspricht dies einer Genauigkeit von zirka 



