Die Mikroluftanalyse und ihre Anwendungen. 507 



■der Schwimmblase von Fischen, sondern die Gasspannungen in den Blasen 

 gleichen sich mit der Umgebung vermittelst Diffusion ziemlich schnell aus. 

 Wenn z. B. eine Larve in Wasser mit 52 "/o Oo gesetzt war, fand ich nach 

 einiger Zeit in den Schwimmblasen 48''/o O-:- I^ie Gase gelangen so zur 

 Untersuchung, dalj man eine Schwimmblase herausnimmt und mittelst 

 Pinzette unter der Analysenbrücke zerdrückt. ]Man bekommt nur 001 bis 

 0*02 mm^ Gas. Die methodische Anwendbarkeit dieser Schwimmblasen wird 

 unten S. 517 näher erörtert. 



Ferner ist die mikroskopische Analyse an den gewöhnlichen Tracheen 

 der Insekten angewendet worden, und zwar an den Tracheen der Beine. \) 

 Man faßt das ganze Bein nahe am Körper mittelst Pinzette an. drückt 

 es stark zusammen und reißt es ab. Es wird sogleich in den Analysen- 

 trog gebracht. Die Tibia wird mit einer Schere durchschnitten und eine 

 Luftblase mittelst Pinzette herausgepreßt. Eine ähnliche Methode könnte 

 man gewiß auch, um die Tracheenluft von Pflanzen zur Analyse zu be- 

 kommen, benutzen. 



Die Möglichkeiten der Analysen von s«»hr kleinen Gasmengen sind na- 

 türlich mit den gegebenen Andeutungen lange nicht erschöpft, und es wird 

 sich unzweifelhaft mit der Ausdehnung des Verfahrens auf neue Gebiete das 

 Bedürfnis nach passenden Modifikationen geltend machen. Solche werden sich 

 wahrscheinlich meistens leicht nach den obigen Beispielen ausarbeiten lassen. 



B. Bestimmung von Gasspannungen in Flüssigkeiten und 

 Geweben mittelst Mikrotonometrie und Mikrogasanalyse.^) 



Die Spannung eines in einer Flüssigkeit gelösten Gases ist gleich 

 seinem. Partialdruck in einem Gasgemisch, das sich in Dit'fusionsgieichge- 

 wicht mit der Flüssigkeit befindet. Die Totalspannung der in einer Flüssig- 

 keit aufgelösten Gase ist selbstverständlich gleich der Summe der Par- 

 tialspannungen und die Zusammensetzung eines Gasgemisches kann nur 

 dann den Partialspannungen in einer Flüssigkeit entsprechen, wenn der 

 Totaldruck des Gemisches richtig auf die Totalspannung eingestellt ist. 

 Man bestimmt die Spannung, indem man den Diffusionsausgleich zwischen 

 einer kleinen Gasblase und einer verhältnismäßig großen Menge Flüssig- 

 keit bewerkstelligt. Die erste Aulgabe ist hierbei die Einstellung des Total- 

 druckes, die zweite die Ermittlung der Partialspannungen durch Analyse 

 der Gasblase. Da die Gasspannungen in Flüssigkeiten von der Temperatur 

 abhängig sind, muß der Diffusionsausgleich bei bestimmter und konstant 

 gehaltener Temperatur stattfinden. 



Die Gasspannungen in Flüssigkeiten werden zuweilen in Prozenten 

 des Atmosphärendruckes, zuweilen in Millimeter Quecksilber angegeben. 

 Um Verwechslungen, speziell mit Volumprozenten, vorzubeugen, ist es rat- 

 sam, Gasspannungen in MilUmeter Quecksilber anzugeben. 



1) A. Kroc/h, On the Composition of the Air in the Tracheal System of some 

 Insects. Skand. Ärch. Physiol. ^'ol. 29. p. 29 (1913). 



*) A. Krogh, Some New Methods for the Tonometric Determination of Gas 

 Tensions in Fluids. Skand. Arch. Physiol. Vol. 20. p. 259 (1908). 



