508 



August Krogh. 



Die Einstellung des Totaldruckes erfolgt, indem man das Volumen 

 der Gasblase von Zeit zu Zeit während des Diffusionsausgleiches mißt. 

 Findet man dabei , daß sich das Volumen fortwährend vermindert , ist der 

 Totaldruck in der Gasblase zu hoch und muß vermindert werden. Steigt 

 das Volumen an, ist der Druck umgekehrt zu niedrig und muß erhöht 

 werden, bis sich das Volumen bei beUebig lange fortgesetztem Diffusions- 

 austausch nicht mehr ändert. Die in Fig. 234 gezeigte Aufstellung ist für 

 die Bestimmung von Blutgasspannungen benutzt worden und mit geringen 



Fig. 234. 



12 



iF 



14 



15 



-M 



13 



Modifikationen, die unten näher zu besprechen 



sind, kann sie auch für andere Flüssigkeiten zur 



Anwendung kommen. 



Das Blut strömt aus einer Arterie oder Vene 



durch den Schlauch 5 in das Tonometer 1^ 2, 3, 

 bestehend aus dem Mikroanalyseapparat 3 und dem eigentlichen Tono- 

 meter , das auf Fig. 235 und 236 separat dargestellt ist. Das Blut kommt 

 durch die sehr enge Öffnung der Ptöhre 1 in das Tonometer hinein. 

 Dank der exzentrischen Stellung dieser Röhre wird der Blutstrom die 

 (lasblase 2 ein wenig nach unten drücken und in Rotation, gewöhnlich 

 auch in Oszillation versetzen. Das Blut fließt dann durch die Röhre 7 

 ab und wird im eingeteilten Gefäße 10 gesammelt. Dieses Gefäß steht 

 mit dem Manometer 12, dem Druckregulationsapparat TS und durch 15 

 mit einer kleinen , für schwache Saugung eingestellten Wasserstrahlpumpe 

 (oder anderem Luftverdünnungsapparat) in Verbindung. Die atmosphärische 

 Luft hat durch die Röhre 14 Zutritt, und der Druck kann durch Auf- 



