Die Mikroluftanalvse imd ihre Anwendungen. 



509 



und Niederscliieben dieser Röhre beliebig unter dem Atmospliärendruck 

 eingestellt werden. Nach bisherigen Erfahrungen ist die Totalspannung der 

 gelösten Gase im kreisenden Blute immer etwas niedriger als der atmo- 

 sphärische Druck. Der ganze Apparat wird vor dem Versuche mit ausge- 

 kochter isotonischer Salzlösung gefüllt und man überzeugt sich, daß außer 

 der tonometrischen Blase von n — 5 mm^ keine Luft sich in dem Apparate 

 befindet. Man stellt den Druck ungefähr auf den zu erwartenden ein und 

 läßt das Blut ca. 3 Minuten zufließen , indem man nötigenfalls mittelst des 

 Schraubenquetschhahns 5 den Strom regelt. Nach 3 

 Minuten wird der Blutstrom abgestellt und die Luft- 

 blase in die Kapillare eingezogen und gemessen. 

 Die Luftblase wird sogleich wieder heruntergebracht 

 und dann erst das Blut zugelassen. Öffnet man zu 

 früh für den Blutstrom, wird die Luftblase in mehrere 

 kleine Blasen 'geteilt, die nicht wieder vereinigt 



Fig. 236. 



werden können. Nach einer Minute wird eine neue Messung vorgenommen. 

 Hat sich dann die Länge nicht (oder jedenfalls nicht über 1 mm) geändert, 

 ist der Druck richtig auf die Totalspannung eingestellt. Hat sich die Länge 

 vergrößert , ist der Druck zu niedrig und vice versa. Man verändert dann 

 den Druck, liest die Länge wieder ab, treibt die Blase nach unten und 

 läßt wiederum Blut eine Minute zufließen, und so fort, bis man eine kon- 

 stante Länge erhält. Jedenfalls muß die Blutdurchströmung mindestens 

 insgesamt 5 Minuten dauern. 



