510 August Krogh. 



Wenn die Totalspannung solcherweise bestimmt worden ist , wird bei 

 abgestelltem Blutstrom die Klemme 11 geöffnet, um Atmosphärendruck: 

 im Apparate herzustellen, und dann das Tonometer aus dem Wasser ge- 

 hoben, bis die Röhre 7 sich in Klemme 8 bringen läßt. In dieser Höhe 

 ist das Tonometer ein wenig unter der Mündung von der Röhre 2 (Fig. 236), 

 und wenn man jetzt den Mikroanalysenapparat abnimmt, wird das Blut 

 zurückflieljen und das Schlauchstück des Tonometers füllen. Man kann 

 dann sogleich den nächsten Analysenapparat einsetzen und eine neue Be- 

 stimmung machen, während die erste Luftblase analysiert wird. 



Beispiel: Tonometrie von venösem Blut bei 37". 



Wasserdampftension 47 mm. Barometer 756 mm. 



Nach 3 Minuten Manometer — 30 wmm, Länge der Blase 660 mm 



„ 4 „ ,; —30 „ ,, „ „ 63-3 „ 



oo ,, ,, „ ,, D4"y „ 



— 65 „ „ „ „ 64-6 ., 

 r 6 „ „ • 6o „ „ „ „ DO"3 „ 



„ 7 „ „ — 65 „ „ ,, „ 66- 1 ,, 



Totalspannung der gelösten Gase nach dieser Bestimmung 

 756 — 60 — 47 = 649 mm. 

 Die Anah'se der Gasblase gibt: CO., == 6-3'' o, 



0^= 4-1 o/o, 

 N^ = 89-60/0. 

 Die Gasspannungen sind somit: CO, = 0063 . 649 = 41 mm, 



OÖ = 0-041 . 649 = 27 ,, 

 X.2 = 0-b96 . 649 = 581 „ 



Die Genauigkeit der Spannungsbestimmung hängt teils von der 

 Totalspannungsbestiramung , teils von der Gasanalyse ab. Die mögliche Ge- 

 nauigkeit der Analysen ist oben erörtert worden. Sie beträgt ± O'P/o = 

 -±0'Sm)}i für den Sauerstoff und Stickstoff ± 0'27o = ± l"5iwm für die 

 Kohlensäure. Die Totalspannung kann sehr genau (bis auf + 1 miti) be- 

 stimmt werden, wenn sie wenigstens 10 Minuten hindurch wirklich kon- 

 stant ist. Das ist jedoch zumeist mit Bezug auf organische Flüssig- 

 keiten nicht der Fall, und eine Genauigkeit von +5 oder ±lm)n muß 

 geAvöhnlich als befriedigend angesehen werden. Diese Genauigkeit ist er- 

 reicht, wenn sich die Länge einer Gasblase von 3 — 5mm>'=:60 — 100 mm 

 nicht mehr als 1 mm pro Minute ändert. 



Die Wirkung eines Fehlers in der Totalspanuungsbestimmung ist 

 für jedes einzelne Gas eine verschiedene. Diese Verschiedenheiten sind für 

 die Anwendungen der tonometrischen Betrachtungsweise und Methode sehr 

 wichtig, und es ist daher notwendig, etwas ausführlicher darauf einzugehen. 



Wenn der Totaldruck in der Gasblase höher als die Totalspannung 

 der gelösten Gase in der Flüssigkeit ist, wird immerfort Gas von der 



