Die Mikroluftanalyse und ihre Anwenduugen. 513 



4. Man muß vor allem schnell arbeiten und den Blutstrom so wenig 

 und so kurz wie möglich unterbrechen, weil die Unterbrechungen koagu- 

 lationsbefördernd wirken. Der Totaldruck muß daher im voraus so nahe 

 wie möglich eingestellt werden, und man muß sich über die kleinste er- 

 forderhche Genauigkeit bei der Totaldruckeinstellung orientieren. 



5. Die Öffnung der Einströmungsröhre (Fig. 235, 1) wird am besten 

 sehr eng, etwa 0"2 — O'b mm je nach der zur Verfügung stehenden Blut- 

 menge und der vorhandenen Druckdifferenz gewälilt. Diese Öffnung wird 

 folgendermaßen hergestellt: Eine Glasröhre von 1 — l'ö mm hchter Weite 

 und 2 — 2-5 mm Dicke ^^^rd etwas ausgezogen und abgeschnitten (Fig. 237. 1). 

 Die Öffnung wird dann in der Flamme vorsichtig eingeengt, und wenn 

 sie die gewünschte Weite erreicht hat (2). mittelst Schleifsteines oder 

 feiner Feile abgeschliffen, bis die Öffnung nur ein Loch in der dünnen 

 Glaswand darstellt (3). Wenn sich dann 



ein Koagel neben die Öffnung setzen Fig. 237. 



sollte, kann man es leicht durch 

 schnelles Zusammenpressen des Kaut- 

 schukschlauches 5 (Fig. 234) entfernen. 



6. Unmittelbar nach der Tono- 

 metrie muß die Analyse erfolgen. Das 

 Blut unter der Luftblase wird mit 

 l<'/oiger Salzlösung sorgfältig ausge- 

 spült. Danach wird die Länge der Luft- 

 blase gemessen und die Analyse dann 



in gewöhnlicher Weise fortgesetzt. Man muß aber auch bei der Analyse schnell 

 arbeiten und dabei genau aufpassen, daß nicht ganz kleine Blasen (gewöhnlich 

 O'o — 0"6 mm) sich von dem oberen Ende der Luftsäule loslösen. Wenn dies 

 geschieht, kann man zuweilen noch die Analyse retten, indem man das 

 Volumen der kleinen Blasen schätzt und zu den Ablesungen hinzuaddiert. 

 Die Genauigkeit wird natüi'lieh dadurch vermindert. 1) 



Die füi' Blut beschriebene Technik kann mit unwesenthchen Modifi- 

 kationen auch für andere strömende Flüssigkeiten benutzt werden, wenn 

 sie nur in Mengen von 2 cm^ pro Minute erhalten werden können. Wenn 

 die Totalspannung der gelösten Gase^nicht zu sehr vom x\tmosphäreudruck 

 abweicht, empfiehlt es sich oft, den Druck-in der Gasblase nur dadurch 

 zu regulieren, daß man die i\.usströmungsöffnung längs einer Zentimeter- 

 skala hebt oder senkt (Fig. 238). Von nicht strömenden oder zu langsam 

 strömenden Flüssigkeiten muß ein genügendes Quantum aufgesammelt 

 werden. Dies kann über Quecksilber geschehen. Es ist aber meistens weit 

 bequemer, eine der modernen, ganz aus Glas hergestellten Spritzen zu be- 

 nützen. Wenn man den Totaldruck nicht im voraus ziemlich genau kennt, 



*) Für tonometrische Versuche mit dem Blut größerer Tiere und speziell für ge- 

 naue Bestimmungen von (O^-Spannungeu ist, wie ich glaube, eine makrotonometrische 

 Methode der Mikromethode vorzuziehen. Brodic hat neuerdings ein ausgezeichnetes In- 

 strument für solche Versuche konstruiert. 



Abderhalden, Huudbucb der biochemischen Arbeitsmethoden. VIII. 33 



