514 



August Kroffh. 



kommt man schwerlich mit weniger als 20 — 30 rni^ Flüssigkeit aus_ 

 Wenn eine große Menge Plüssigkeit (100 cm- oder mehr i vorhanden ist, 

 kann man die Tonometrie einfach aus einem engen Zylinder vornehmen, 

 indem man mittelst Hebers aus den untersten Flüssigkeitsschichten schöpft. 

 In einigen Fällen kann man eine vereinfachte Technik benützen, bei 

 der auf der Totalspannungsbestimmung verzichtet wird und die (unvoll- 

 ständige) Ausgleichung der Partialspannung bei Atmosphärendruck statt- 

 findet. Diese Vereinfachung ist zulässig 1. mit Bezug auf die Kohlensäure, 

 deren Partiaklruck sich, wie oben gezeigt, ungefähr richtig einstellt, unab- 

 hängig von dem Totaldruck und 2. mit 

 Fig. 238. Bezug auf den Sauerstoff, wenn der 



Partiaklruck dieses Gases in der 

 Flüssigkeit sehr niedrig ist, weil dann 

 der absolute Fehler unbedeutend wii-d. 

 Die Flüssigkeit wird in einen 

 passenden Behälter gesammelt, welcher 

 entweder eine der oben erwähnten 

 Spritzen sein kann, oder, wenn eine ge- 

 nügende Menge Flüssigkeit zur Durch- 

 spülung vorhanden ist, ein Glasgefäß 

 von nebenstehend abgebildeter Form, 

 und am besten mit einem Thermo- 

 meter als Stopfen (Fig. 239 und 240). 

 Für Kohlensäure kann man sich, dank 

 der großen Löslichkeit der Kohlen- 

 säure, mit einer sehr kleinen Flüssig- 

 keitsmenge begnügen. 1 cni^ Wasser, 

 bei gewöhnlicher Temperatur mit 10° V 

 CO, gesättigt (74 »2w Spannung), ent- 

 hält ungefähr 100 mm^ COa- Wird eine 

 COj-freie Gasblase von 5 mm^ hier 

 eingebracht, braucht sie nur 0'5 mm^ 

 00-2, um die richtige Tension anzu- 

 nehmen. 99'5 nim'^ bleiben in der Flüs- 

 sigkeit zurück und die Spannung wird 

 nur von 74 bis auf 73-6 mm absinken, 

 was natürlich belanglos ist. Für Sauerstoffbestimmungen sind größere^ 

 Flüssigkeitsmengen erforderlich, und es ist sehr oft von Nutzen. Gasblasen 

 mit einem annähernd richtigen Sauerstoffprozent einzuführen. Wenn z. B. 

 5 mm^ atmosphärischer Luft in 10 cm^ 0.2-freie Flüssigkeit eingeführt wer- 

 den, muß die Flüssigkeit ungefähr 1mm"- Sauerstoff aus der Gasblase 

 absorbieren. Wenn der Absorptionskoeflizient OOo beträgt, wird 1 mm^ 

 die Oo-Spannung von bis auf 2b mm steigern. Das SauerstoÖprozent 

 der Blase wird nur bis auf O-S^/o absinken können. Man kann folg- 

 hch das Tonometer für Sauerstoffbestimmungen nicht gern kleiner als 



