Die Mikroluftanalvse luid ihre Aiiwemluiigeu. 



51Ö 



10 cW^ machen, und wenn möglich, ist es vorteilhalt, es etwas größer zu 

 wählen. 



Die Gasblase wird am besten mittelst des Mikroanalysenapparats ein- 

 geführt, i) Eine passende Blase wird in der graduierten Röhre auf ge- 

 wöhnliche Weise hergestellt und für Oo-Bestiramungen in einer Oo-armen 

 Flüssigkeit zweckmäßig zu Stickstoff reduziert. Der Trichter wird dann 

 entleert und mit der zu analysierenden Flüssigkeit aus dem Tonometer 

 gefüllt. Der Analysenappa- 

 rat wird schräg nach unten ^'^' "'^' 

 gedreht, die Luftblase in 

 den Trichter gebracht. Die 

 Spitze des Tonometers wird 

 dann bis an die Luftblase 

 hineingeführt und dieselbe 

 vorsichtig eingesaugt. Der 

 Spannungsausgleich wird 

 durch Schütteln oder me- 

 chanisch bewerkstelligte 

 Rotation besorgt (Fig. 239). 

 Die Ausgleichung von 

 COs - Spannungen dauert 

 nur 1 bis höchstens 2 Mi- 

 nuten. Für den Sauerstoff 

 muß man, besonders wenn 

 nicht von vornherein Stick- 

 stoff eingeführt worden 

 ist , bedeutend länger 

 schütteln. 



Beispiel : In 25 cm^ 

 luftgesättigtes Wasser bei 

 18" wurde ins Tonometer 

 eine Stickstoffblase einge- 

 führt und 5 Minuten ge- 

 schüttelt. Die Analyse 

 zeigte dann l9"0"/o Oo an. 

 Eine neu eingeführte Stick- 

 stoff blase hatte nach 10 Minuten 21-0«/o Og (IS-ö«) und eine danach ein- 

 geführte Blase aus atmosphärischer Luft ebenfalls nach 10 Minuten 20-7Vo 

 (17-5«). 2) 



*) Für die Koblensäure ist ein spezielles kleines Tonometer konstruiert worden 

 (Fig. 240). Das als Stopfen dienende Thermometer trägt unten ein ganz kleines, nach 

 unten offenes Schälchen, das hei der Einführung von Flüssigkeit automatisch eine 

 passende Gasblase zurückhält. Dieser Apparat wird von I. C. Jacob, Hauserplads, Kopen- 

 hagen, hergestellt. 



-) Die Differenz zwischen den beiden letzten Bestimmungen entspricht der Tem- 

 peraturdifferenz. 



