516 



Aueust Ivroffb. 



Das Tonometer muß natürlich die ganze Zeit am unteren Ende offen 

 bleiben. Sonst kann sich der l)ruck im Innern sehr stark ändern, was 

 wiederum auf die Zusammensetzung der Gasblase einen bedeutenden Ein- 

 fluß haben kann. Diese Vorsichtsmaßjregel ist nicht von allen Seiten bei 

 den mikrotonometrischen Bestimmungen beachtet worden, welches wahr- 

 scheinlich zu groben Fehlern Veranlassung gegeben hat. 



Wenn Körperflüssigkeiten analysiert werden, ist es natürhch not- 

 wendig, die Ausgleichung bei Körpertemperatur vorzunehmen, und wenn 

 genaue Kohlensäurespannuugsbestimmungen gewünscht sind, muß die 

 Temperatui- die ganze Zeit, bis sich die Luftblase in der graduierten 



Fig. 240. 



Röhre des Analysenapparates befindet, einigermaßen konstant gehalten 

 Averden. Das Schütteln geschieht dann entweder in einem Thermostaten- 

 raum, was natürlich das Genaueste ist. oder in passender Höhe über einem 

 Gasapparat, dessen Flamme man auf ein dichtes Drahtnetz 'birken läßt, 

 um einen möglichst breiten heißen Luftstrom zu erhalten. Durch diesen 

 letzteren sehr einfachen Kunstgriff kann man für kurze Zeit leicht eine 

 genügend konstante Temperatur herstellen (Fig. 239). 



Xach erfolgtem Ausgleich wird die Gasblase in den Analysenapparat 

 überführt. Der Trichter wird entleert und mit Flüssigkeit aus dem Tono- 

 meter gefüllt, dann der Apparat umgedreht und die Gasblase eingeführt 

 (Fig. 240). Auch diese Manipulationen können in gewisser Höhe über ein 

 2:eheiztes Drahtnetz ausgeführt werden. 



