über Mikrorespiroinetrie. 



Von August Krogb, Kopenhagen. 



Während Respirationsapparate für größere Tiere nach dem FegnauU- 

 schen Prinzip ziemlich kompUziert sind und sein müssen, wenn eine be- 

 friedigende Genauigkeit erreicht werden soll, können sie für ganz kleine 

 Organismen oder Organe außerordentlich vereinfacht werden, ohne an Ge- 

 nauigkeit einzubüßen. Solche Mikrorespirometer sind zuerst von Thunherg'^- -) 

 beschrieben worden, dann von Wh/tersfein^) und Widmark^) und spätestens 

 wieder von IVwterstein^) weiter modifiziert. Diese Apparate sind im 

 wesentlichen in diesem Handbuch schon besprochen.") 



Die letzte Win ferst einsehe Modifikation ist in Fig. 241 gezeigt. Sie ist 

 dadurch gekennzeichnet, daß die bei der Sauerstoffabsorptiou entstehenden 

 Druckänderungen durch Verschieben des Quecksilbers in der in Kubik- 

 millimeter eingeteilten Kapillare wieder kompensiert werden und so das 

 verschwundene Luftquantum direkt ablesbar ist und nicht erst durch 

 Rechnung ermittelt werden braucht. Dieser Vorteil ist jedoch nicht be- 

 sonders groß, weil das Volumen doch jedesmal auf 0" und 760 iitm redu- 

 ziert werden muß. 



Die beschriebenen Mikrorespirometer gestatten, mit Ausnahme des 

 großen Thioihergschen. das schon ziemlich teuer und kompliziert ist. nur die 

 genaue Bestimmung von überaus kleinen Luftmengen, warum gewöhnlich nur 

 kurze Versuche möglich sind. Mit dem letzten JVintersteinsch.en Apparat kann 

 z. B. nur bis 50 nim^ mit einer Genauigkeit von O'l mm^ abgelesen werden. 



Für beliebig langdauernde und zugleich sehr genaue Versuche habe ich 

 ein sehr einfaches und billiges Mikrorespirometer konstruiert, das eigent- 

 lich nur eine leichte ^lodifikation des Barcro/tschen Apparates für Blutgas- 

 bestimmungen darstellt. 



*) Thunherg, Ein Mikrorespirometer. Skaud. Arcb. Physiol. Bd. 17. S. 74 (li)05). 



^) Thunherg, Eine einfache Anordnung, um die Sauerstoffzehruug kleinerer 

 Organismen oder Organe zu demonstrieren. Zentralbl. f. Physiol. Bd. 19. S. 808 (1905). 



^) Winterstein, Über den Mechanismus der Gewebsatmung. Zeitschr. f. allgem. 

 Physiol. Bd. 6. S. 315 (1907). 



*) Widmarky Über die Handhabung des Thunberg-Winfersf einschen Mikrorespiro- 

 meters. Skand. Arch. Physiol. Bd. 24. S. 321 (1911). 



^) Winterstein, Ein Apparat zur Mikroblutgasanalyse und Mikrorespirometrie. 

 Bioch. Zeitschr. Bd. 46. S. 440 (1912). 



«) Dieses Handbuch. Bd. HI. S. 454—460. 



