522 August Krogb. 



von A, die von dem Emporsteigen der Manometerflüssigkeit in der zu- 

 gehörigen Rühre verursacht wird, sei a = -— . v. wo v das ^'olumen von 



1 mm der INIanometerröhre ist. Es sei ferner t^ die Temperatur des 

 Bades, tL die Lufttemperatur und fL die zugehörige Wasserdampftension. 

 Man hat dann die verschwundene Sauerstoffmenge 



... 273 , P-fL 273 A + C^ 



"" ^^'P275TÜ ^'^^ ■ 273TT^ • -2C-^- 



Die Vohimina A und C werden durch Auswiegen mit Wasser be- 

 stimmt und Korrekturen für die Volumina der Natronlauge, des Tieres usw. 

 werden angebracht, p wird aus dem spezifischen Gewicht der Manometer- 

 flüssigkeit berechnet, v durch Kalibrierung der Manometerröhre mit Queck- 

 silber ein für allemal bestimmt. 



Es leuchtet ein. daß die Größe Ap leicht mit sehr großer Genauigkeit 

 bestimmt werden kann. Die Größe v bietet darum gewisse Schwierigkeiten, 

 weil die Manometerröhren nie ganz kalibrisch sind, und es ist ferner unbe- 

 quem, den Anfangsdruck und die Lufttemperatur jedesmal ablesen und in die 

 Rechnung einführen zu müssen. Es ist daher außerordentlich vorteilhaft, 

 wie Barcroft auch angegeben hat, die Manometerröhren eng zu wählen. 

 In sehr engen Röhren kann man aber nur leichtbewegüche Flüssig- 

 keiten anwenden, und ich bin daher zur Anwendung von reinstem käuf- 

 lichen Petroleum in Röhren von 0"4 bis höchstens 05 mm Durchmesser 

 übergegangen, v ist dann = 0"126 bis höchstens O'ini) mm^, 1 mm Petroleum 

 entspricht 0*0000740 Atmosphären Druck, und wenn ich z. B. einen Behälter 

 von -iO cm,'^ anwende, habe ich Ap = 40 . 10^ . 7*40 . 10~-^ = 2-96 mw^. 

 Es leuchtet ein. dal) die verschiedenen Korrekturen, die auf v anzubringen 

 sind, nur einen sehr kleinen Einfluß haben können. Ich reduziere daher 

 V ein für allemal von gewöhnlicher Temperatur und mittlerem Barometer- 

 stand (17" und 755 ;;^w) auf 0*' und 1^0 mm. und das reduzierte Volumen 

 wird mit dem direkt bestimmten auf jeden Manometer eingeschrieben. 



Wenn die zwei Behälter A und C nicht mehr als 10"; o verschieden sind, 

 was gewöhnlich sehr leicht zu erreichen ist, wird auch die Korrektur 



A -|- C 



— — — ; — belanglos, und der Gaswert von 1 )nm wird einfach durch das korri- 

 gierte Volumen des Tierbehälters in Kubikmillimeter ausgedrückt, mit 



273 



7'40 . 10~^ . ttttt; multipliziert -}- das reduzierte A olumen von 1 mm 



2 < 3 -I- tw 



der Manometerröhre. 



Bei den genauesten Versuchen, die bei verschiedenen Temperaturen 

 angestellt werden, muß man natürlich den Korrekturen auf v Rechnung 

 tragen und es kann ferner notwendig sein, noch die thermische Ausdehnung 

 und daraus folgende Änderung des spezifischen Gewichts der Manometer- 

 flüssigkeit zu berücksichtigen in solchen Fällen, wenn auch diese größeren 

 Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Dies geschieht am besten da- 



