Fiinktionsimtersiicliimgeu au den Lungen des Meusclien 

 mittelst gasanahtisclier Methoden. 



Von August Krogh, Kopenhagen. 



Die folgenden Bestimmungen lassen sich mit derselben Apparatur 

 und nahezu derselben ^lethodik unter Anwendung verschiedener Gase an 

 den Lungen lebender Menschen ausführen: 



1. Bestimmung von Exspirationsstellung und Vitalkapazität. 



2. Bestimmung der Residualluft. 



3. Bestimmung des ^schädlichen Raumes" der Respirationswege. 



4. Bestimmung des Gasdiffusionskonstanten der Lungen. 



5. Bestimmung des Minutenvolumens des Blutstroms. 



6. Bestimmung der Sauerstoff- und Kohlensäurespannungen des nach 

 den Lungen kommenden venösen Blutes. 



Die Volumeubestimmungen haben teils selbständiges Interesse, teils 

 sind sie für die übrigen Bestimmungen notwendig. Dies gilt speziell für 

 die Bestimmungen der Mittelstellung und der Residualluft. 



Für alle Bestimmungen benutzt man registrierende Spirometer 

 (Fig. 246), welche den Aeroplethysmographen nachgeahmt sind und außer- 

 ordentlich präzis arbeiten. Das Spirometer besteht aus einem aus Aluminium 

 gegossenen Untergestell, welches mit einer Wasserrinne versehen ist. und 

 einer Glocke (SpGl) aus paraffiniertem Aluminiumblech, die sich auf 

 zwei Stahlspitzen drehend in dem AVasser auf und nieder bewegen kann. 

 Die Glocke ist zur Stirnschreibung auf einer in konstantem Abstand sich 

 befindenden Kymographientrommel (Tr) eingerichtet. Eine einfache Trommel 

 mit Uhrwerk gehört zu dem Apparat und ist auf dem Stativ fest ange- 

 bracht. Jedem Spirometer wird ein in Liter und L^nterabteilungen ge- 

 teilter Maßstab mitgegeben, welcher der genauen Ausmessung der Kurven 

 dient. Beim Gebrauch läßt man immer zuerst die Spirometergiocke in 

 ihrer tiefsten Stellung eine NuUinie auf der Trommel zeichnen. Mittelst 

 dieser werden bei der Ausmessung die KunTU orientiert. Außerdem trägt 

 das Spirometer eine feste Skala, welche die direkte Ablesung der Volumina 

 in Liter gestattet. Zu dem vollständigen Apparat gehört ferner eine I"hr 

 (Z), welche Hundertstelminuten direkt auf die Trommel schreibt. Im Boden 

 des Spirometers ist eine \'ertiefung. welche zwei Schraubenflügi'l beherbergt 

 (siehe Fig. 255). Diese können durch ein Uhrwerk betätigt werden und be- 



Abderh al den , Handbuch der biochpmischen Arbeitsmetlioden. VIII. 34 



