530 



August Krogh. 



wirken dann in ein paar Sekunden eine vollkommene Mischung der Gase im 

 Spirometer. Diese Mischvorrichtung ist sehr wesentlich, wenn es sich dar- 

 um handelt, unmittelbar nach Einatmung in das Spirometer eine genaue 

 Durchschnittsprobe zu erhalten. Das Spirometer ist ferner mit vier Röhren- 

 ansätzen versehen. Eine weite und möglichst kurze dient zum Ein- und 

 Ausatmen und wird mit dem unten zu beschreibenden Hahn verbunden. 

 Eine andere ist ungefähr 8 mm weit und dient zur Einleitung von Gasen, 

 wenn bestimmte Mischungen im Spirometer hergestellt werden sollen. Zwei 

 kleine und enge Röhrchen endlich dienen zur Entnahme von Luftproben 

 aus dem Spirometer. 



Die Spirometer werden in zwei Größen hergestellt. Das größere mißt 

 bis 7 l. Der Maßstab ist in Vio ^ eingeteilt und 10 cm:^ können noch ge- 



Fig. 246. 



schätzt werden. Das kleinere mißt bis 1-5/ und ist in Vso ^ eingeteilt, 

 2 cm^ können noch geschätzt werden. Das kleinere dient ausschließlich für 

 Bestimmungen des schädlichen Raumes, das größere für alle übrigen Be- 

 stimmungen. 



Die Spirometer müssen genau horizontal aufgestellt und die Rinne 

 bis zum Rande mit Wasser gefüllt werden. 



Der Dreiwegehahn (Fig. 247) ist aus Metall mit 22 ;»>;^-Röhrenansätzen 

 hergestellt und gestattet die Verbindung zwischen Mundstück und Spiro- 

 meter oder zwischen Mundstück und äußerer Luft. Wenn der Handgriff 

 vertikal steht, ist der Hahn verschlossen. Zwei enge Röhrchen (a und h) 

 ermöglichen die Entnahme von Luftproben entweder vom Mundstück aus 



