532 



August Krogh. 



Fig. 249. 



Geschwindigkeit variiert gewöhnlich die Arbeit pro Umdrehung ein wenig. 

 Die AVage schlägt aus und der Brerasstrom muß reguUert werden, bis sie 

 wieder in Gleichgewicht kommt. In der neuesten Form des Apparates wird 



diese Regulation automatisch bewerkstelligt. Mus- 

 kelarbeit von einer behebigen (jröße. bis 3000 Kilo- 

 grammeter pro Minute, kann auf diesem Apparat 

 geleistet und gemessen werden. i) 



Die gewöhnliche 

 gasanalytische Technik 

 wird im folgenden als 

 bekannt vorausgesetzt.^) 

 Ich habe die HaJdane- 

 schen Apparate und Me- 

 thoden als die gleich- 

 zeitig bequemsten und 

 für die mei- 

 sten Zwecke 

 genauesten 

 gefunden und 

 empfehle, als 

 für alle vor- 

 kommenden 

 Analysen ge- 

 nügend HaJ- 

 f/o;^ es Labora- 

 toriumsapparat (Fig. 249), dessen Gasbürette 

 21 cm^ faßt, von welchen 6 cm^ in O'Ol crn^ 

 geteilt sind. Für die Analysen von Sauer- 

 stoff. Kohlensäui'e , Wasserstoff und Stick- 

 oxydul gewährt der kleinere tragbare Appa- 

 rat (Fig. 250) für ..general air analysis", 

 dessen Bürette nur 10 cm'^i^^)t und von 7 bis 

 10 in 001 cm^ geteilt ist, eine vollkommen 

 befriedigende Genauigkeit, und die Analysen 

 können damit in etwas kürzerer Zeit ge- 

 macht werden. 



Für die Stickoxydulanalysen, welche 

 man in Pilutstrombestimmungen zu machen 

 hat. ist eine Abänderung an dem kleinen Apparat wünschenswert, um die 



') Die sämtliclien im Vorbergehendeu beschriebene Apparate, das beißt registrie- 

 rende Spirometer mit Kymograpbion. Drei- und Vierwegebähne . Hundertstelminuten 

 schreibende Uhren. Gassammeiröhren auf Stativ. ^\,mm Bleiröhre für Probeentnahme 

 und Fahrradergometeru können von der Werkstätte des zoophysiologiscben Laborato- 

 riums, Ny Yestergade, Kopenhagen, geliefert werden. 



-) Franz Müller, Biologische Gasanalyse. Dieses Handbuch. Bd. III. 



