Fiinktionsuntersuchungen an den Lung-eu des Measchen etc. 



533 



Zusetzung von Wasserstoff während der Analyse bequemer zu gestalten 

 und für die Kohlenoxydanalysen, die bei Gelegenheit der Gasdiffusions- 

 bestimmungen zu machen sind, ist die etwas größere Genauigkeit, die man 

 mit dem größereu Apparat erreichen kann, von wesenthcher Bedeutung, i) 

 Eine sehi' eingehende Beschreibung der Apparate und des Analysenver- 

 fahrens, die auch alle wesentlichen technischen Details berücksichtigt, findet 

 man in HaJdane^ Buch.-) 



Hier muß nur noch das Überführen von dasproben in den Analysen- 

 apparat km-z beschrieben werden. Das Überführen geschieht, indem man die 



Fig. 250. 



engen Verbindungen (Bleii'öhre) mittelst einiger Kubikzentimeter der Probe 

 auswäscht. Zu diesem Zweck bringt man einen Dreiwegehahn über die 

 Gasbürette an (Fig. 251). Das Mveaugefäß des Analysenapparates wird so 



') Die Haldane^chen Analysenapparate werden von Siebe, Gorman d- Co., 187 

 Westminster Bridge Road. London S. E.. hergestellt. Ähnliche Apparate, die ich aber 

 nicht persönlich kenne, werden auch von BJeckmann d- Burger, Auguststr. 3 a_ Berlin 

 X. 24, geliefert. 



*) Methods of Air Analysis. London 1912. 



