534 August Krogh. 



hoch gestellt, daß sich das Quecksilber in der Bürette dicht unter dem Hahn 

 befindet. Die Verbindung mit der Gassammeiröhre wird hergestellt und man 

 läßt ca. 2 cm^ in die Bürette hinüberströmen. Durch Drehen des oberen 

 Hahnes wird diese Menge wieder nach der Atmosphäre ausgetrieben, wobei 

 man einen Finger bei a anl)ringt, um die Ausströmung zu regulieren und zu 

 verhindern, daß das Quecksilber in Schwingungen gerät. Die Ausspülung mit 

 2 cni^ aus der Probe wird omal wiederholt und dann die Probe eingetrieben. 

 Es entsteht dabei in der Gasbüvette ein Überdruck. Um diesen zu be- 

 seitigen, verschließt mau den Hahn der Gassammeiröhre, ehe noch die 

 Bürette gefüllt ist, und senkt dann das Niveaugefäß weiter, bis der 

 atmosphärische Druck erreicht ist. 



Bei den im Folgenden erwähnten A'olummessungen an den Lungen und 

 Luftwegen werden die Volumina aus Volumänderungen der Luft im Spiro- 

 meter berechnet. In den Lungen befindet sich aber die Luft bei 37 " und 

 ist überdies bei dieser Temperatur mit Wasserdampf gesättigt. Die wahren 

 Lungenvolumina sind deshalb entsprechend größer, und sie werden am 

 einfachsten gefunden, indem man mit Hilfe der folgenden kleinen Tabelle 

 (nach Haldanc) die direkt berechneten Volumina zuerst auf 0" reduziert 

 und dann auf 37*^ hinführt. Ist eine Bestimmung z. B. bei 17" und 750 mm 

 Druck gemacht, wird das gefundene Volumen mit 9ril multipliziert und 

 mit 81"44 dividiert. 



Für die meisten uns interessierenden Bestimmungen kann man aber 

 die Reduktionen ganz entbehren und die Volumina, wie sie abgelesen sind, 

 benützen, vorausgeseztt, daß sie alle bei gewöhnlicher Zimmertemperatur 

 zwischen etwa 15" und 20° gemacht worden sind. 



Tabelle für die Reduktion von feucht gemessenen Gasvolumina 

 auf °, 160 mm Druck und T r o c k e n h e i t (nach Ha Idane). 



