536 August Krogh. 



Die Genauigkeit der Bestimmungen wird dadurch beeinträchtigt, 

 daß eine Versuchsperson, die nicht an der Mundstttckatmung gewöhnt ist, 

 zunächst nicht natttrhch atmet. Nach einigen Minuten werden doch in der 

 Kegel die Unregelmäßigkeiten so klein, daß sie für die hier erwähnten 

 Bestimmungen bedeutungslos erscheinen. Den Gang der Atmung erkennt 

 man leicht, wenn man an der freien Öffnung des Hahns z. B. eine Pflaum- 

 feder aufhängt, die von dem Luftstrom bewegt werden kann. 



Viele Versuchspersonen atmen nicht gern so tief wie möglich ein 

 und aus, und bestimmte Aufforderungen sind notwendig, um dies zu 

 erreichen. 



Die Lungenvolumina sind von der Körperstellung abhängig und 

 müssen somit für jede besondere Stellung, mit der man zu arbeiten wünscht, 

 bestimmt werden. 



2. Die Bestimmung der Residualluft. 



Das Volumen der Eesidualluft wird durch Vermischen mit einem 

 bekannten Quantum Wasserstoff und Analyse des Gemisches bestimmt. 



Für diese Bestimmung muß zuerst die „Resi- 

 dualluft" des großen Spirometers bestimmt wer- 

 den, das heißt das Luftquantum, welches es noch 

 enthält, wenn die Glocke ihre tiefste Stellung 

 einnimmt. Die Bestimmung der Residualluft des 

 Spirometers ist der Residualbestimmung an einer 

 Person ganz analog. 



Man überzeugt sich zuerst, daß das Wasser- 

 niveau genau das richtige ist. Danach wird ein 

 Stopfen in den weiten Röhrenansatz eingesetzt. 

 Es hat sich als unzweckmäßig erwiesen, das Vo- 

 lumen von Röhren zusammen mit dem des Spiro- 

 meters zu bestimmen. Bei einer mittleren Stel- 

 lung der Glocke wird ca. V2 ^ Wasserstoff zu- 

 -* geführt und der Inhalt des Spirometers durch- 



mischt. M Durch ein aufgelegtes Gewicht wird 

 die Glocke zum Sinken gebracht, indem die Durchmischung fortgesetzt wird 

 und die Luft durch die Gaszuleitungsröhre entweicht. Wenn die Glocke sich 

 dem Boden nähert, wird eine Gasprobe in einen der beschriebenen Rezipienten 

 genommen, und in dem Augenklick, wo die Glocke den Boden berührt, wird 

 die Zuleitungsröhre verschlossen. Man entfernt jetzt das Gewicht von der 

 Glocke und bringt ein entsprechendes Gewicht an der Gegen gewichtstange 

 an. Die Gaszuleitungsröhre wird wieder geöffnet , und man läßt ca. V2 bis 

 1 l Luft einströmen , verschließt wiederum und nimmt das Gewicht weg. 



*) Wasserstoff kann man auf Stahlflaschen haben. Wenn man nicht große Quanti- 

 täten braucht, ist es jedoch billiger und bequemer, das Gas mittelst Kippapparates aus 

 Zink und Salzsäure zu entwickeln. Das Gas wird gereinigt, indem man es durch eine 

 starke alkalische Lösung von Kaliumpermanganat streichen läßt. 



