540 August Krogh. 



wejiehahn gebaut, aber nur mit Röhren von 12 w?>;? versehen ist. Der Hand- 

 griff ist mit einer Einschuappfecler ausgestattet, so daß die verschiedenen 

 Stellungen geschwind und genau eingestellt werden können. Der für das Mund- 

 stück bestimmte Ansatz ist mit einem Köhrchen für Probeentnahme versehen. 



Die Versuchsperson atmet durch ö und 4 aus der Atmosphäre. Xach 

 einer Exspiration wird der Hahn bis 2 gedreht und der Wasserstoff wird 

 inspiriert. Es ist vorzuziehen, wenn die Versuchsperson selbst den Hahn 

 im richtigen Moment dreht, und man muß sicher sein, daß keine Exspira- 

 tionsbewegung nach 1 ausgeführt wird. Sogleich nach der Inspiration 

 wird der Hahn weiter bis 3 gedreht und 600 — 800 cm ^ in das kleine 

 Spirometer exspiriert. In diesem befinden sich im voraus etwa 400 cm^ 

 Luft, mit welcher Menge die Exspirationsluft vermischt wird.^) Die Ex- 

 spiration wird an der langsam rotierenden Trommel registriert. Viele 

 Leute sind geneigt, am Anfang der Exspiration noch eine ganz kleine In- 

 spirationsbewegung zu machen. Eine solche Inspiration verdirbt den Ver- 

 such, und es ist daher wichtig, daß sie sogleich aus der Kurve verraten 

 wird. Wenn die gewünschte Menge exspiriert ist, und während die Ex- 

 spiration seitens der Versuchsperson noch fortgesetzt wird, wird der Hahn 

 geschlossen und eine Alveolarluftprobe in die, am besten evakuierte Röhre 6' 

 genommen. Der Inhalt des Spirometers und Verbindungsschlauchs wird 

 schnell durchmischt, indem der Schlauch mit den Händen abwechselnd zu- 

 sammengepreßt und losgelassen wird, während die Schraubenflügel rotieren, 

 und man nimmt aus dem Spirometer eine zweite Probe. Die beiden Proben 

 werden auf Wasserstoff analysiert. Man rechnet auch hier nicht mit dem 

 Wasserstoffprozent, sondern mit der Kontraktion und setzt dann den 

 inspirierten Wasserstoff zu 1507ü Kontraktion statt 100% Hg oder, da 

 er nie ganz rein ist, zu 149*5Vo statt 99'7%- 



Die Residualluft des Spirometers sowie das Volumen der Leitung 3 — 7 

 muß natürlich ein für allemal bestimmt sein. 



Die Berechnung des schädlichen Raumes geschieht nach folgender 

 Formel: E sei das Volumen der Exspiration, aus der Spirometerkurve ab- 

 gelesen, Äe ist das Kontraktionsprozent der Exspirationsluft, h^ dasjenige 

 der Inspirationsluft und h^, das der Alveolarluft. S ist der schädliche Raum. 

 Wir haben dann die totale ausgeatmete Wasserstoffmenge EK gleich der 

 Summe der Mengen, welche aus dem schädlichen Räume respektive den 

 Alveolen gekommen ist, oder 



Ehe = Shj — (E — S) ha , 



woraus S (hi — ha) = Ehe — Eh» 



g^ Ehe — Eha 



■~ hi — ha 



Ehe ist die totale ausgeatmete Wasserstoffmenge und folglich gleich 



der Menge, welche sich im Spirometer nach Abschluß des Versuches be- 



') Wenn man zu wenig Luft im Spirometer hat, bekommt man leicht ein für 

 die Analyse zu hohes AVasserstoffprozent. 



